3Ù POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
Dans le très intéressant mémoire de M. D. Berthelot on 
trouve des formules qui permettent de calculer la cor- 
rection à effectuer sur l'indication d’un thermomètre à 
gaz quelconque, à une température quelconque, pour 
la ramener à l’échelle absolue. 
Si l’on passe sous silence des travaux relativement 
anciens, et qui ne pouvaient pas avoir la précision 
qu’on atteint aujourd’hui, il n’existe pas de compa- 
raison précise entre les diverses échelles thermométri- 
ques à gaz aux hautes températures. C’est l’un des 
points principaux que nous nous sommes proposé 
d'étudier dans ce travail, en comparant la dilata- 
lion de différents gaz à volume constant entre 0 et 
1067°. 
Parmi les gaz, deux auraient présenté un intérêt 
particulier, par suite du très petit écart qu’ils présen- 
tent avec les lois de l’état gazeux parfait, ce sont l’hy- 
drogene et l’hélium ; mais comme on le verra dans la 
suite, des difficultés d'ordre purement pratique nous 
ont complètement empêchés jusqu’à présent de faire les 
mesures avec les gaz en question. 
Pour faire cette comparaison, il nous fallait un point 
de repêre qui permit de reproduire à volonté une 
température exactement déterminée; nous avons choisi 
le point de fusion de l’or pour des raisons qui vont 
être exposées. 
Disons tout d’abord que le point de fusion de l’or est 
un repère des plus importants en pyrométrie. Comme 
nous l’avons vu, les appareils de mesures utilisés dans 
la pratique doivent être calibrés soigneusement à diffé- 
rentes températures, et l’une des températures choisies 
est justement le point de fusion de l’or. Il y a donc un 
