sd POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
1° De déterminer en valeur absolue la température 
de fusion de l’or. 
2° De comparer, entre 0° et celle température la dila- 
lation de différents gaz à volume constant. 
CHAPITRE I 
MÉTHODE ET APPAREILS 
MÉTHODE GÉNÉRALE EMPLOYÉE 
Les principales conditions à remplir pour le but que 
nous nous proposions étaient : 
1” Obtenir un chauffage de l’ampoule thermomé- 
trique aussi régulier et uniforme que possible. 
2° Mesurer directement le point de fusion d’un fil 
d’or avec le thermomètre à gaz, sans passer par l’inter- 
médiaire d’un autre appareil. 
3° Diminuer autant que possible la correction pro- 
venant de la dilatation de l’ampoule et éviter les dé- 
placements du zéro du thermomètre. 
4° Opérer, pour tous les gaz à comparer, dans des 
conditions absolument identiques, de façon à éliminer 
l'influence des erreurs systématiques. 
Avant de passer à la description détaillée des appa- 
reils dont nous nous sommes servis, nous allons exa- 
miner rapidement de quelle façon nous avons cherché 
à réaliser le mieux possible les diverses conditions men- 
tionnées ci-dessus : 
1° Pour obtenir un chauffage uniforme et régulier, 
