DE QUELQUES GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE. 30 
qui nous occupe ‘. Mais, si le coefficient de dilatation du 
platine, ou de ses alliages, est toujours identique à 
lui-même, il a l'inconvénient d’être assez élevé, de 
sorte que la correction qu’il entraîne sur la tempéra- 
ture déterminée au moyen du thermomètre à gaz, 
atteint 35° au point de fusion de l’or. Cette correction 
considérable est toujours un peu incertaine à cause de 
l'immense difficulté que présente la détermination 
exacte du coefficient de dilatation à haute température. 
Dans nos mesures, nous nous sommes adressés à 
une substance dont l’un des avantages principaux est 
son faible coefficient de dilatation, dix fois plus petit en- 
viron que celui de la porcelaine ou du platine. Cette 
substance est de plus d’une grande rigidité, et n’a enfin 
jamais donné lieu à des déplacements du zéro, sauf 
dans des cas très spéciaux sur lesquels nous revien- 
drons. Il s’agit de la silice fondue qui a été employée dans 
ces dernières années pour un grand nombre de recher- 
ches, mais n’a pas encore servi, du moins à notre 
connaissance, à la construction de thermomètres à gaz. 
M. M. Berthelot * a bien indiqué tout récemment que 
la silice était perméable aux gaz vers 1300°; mais à 
la température notablement plus basse à laquelle nous 
avons opéré nous n’avons rien observé de pareil, si 
l’on excepte le cas spécial de l'hydrogène et de l’hé- 
lium. Nous aurons, du reste, l’occasion de revenir plu- 
sieurs fois sur cette question dans le cours de ce mé- 
moire. 
D’après MM. Holborn et Henning * le coefficient de 
! Loc. cit. et aussi t. 68, p. 817 (1899). 
C. R. Acad. de Paris, t. 40, p. 821 et p. 1159 (1905). 
3 Ann. der Physik, t. 10, p. 446 (1903). 
tè 
