DE QUELQUES GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE. 37 
LE THERMOMÈTRE. 
Le thermomètre à gaz que nous avons employé dans 
ces recherches était, sauf en ce qui concerne l’ampoule, 
le même que celui utilisé par l’un de nous dans un tra- 
vail précédent". Comme il a été déjà décrit en détail”, 
nous ne reviendrons pas sur ce sujet; qu’il suffise de 
dire ici que le manomètre, construit entièrement en 
verre soudé, sans trace de ciment, avait été rempli de 
mercure soigneusement bouilli afin d’assurer un vide 
parfait dans la chambre barométrique. L'espace nui- 
sible, pourvu d’un index en verre opaque p (PI. VIII, 
fig. 1), ne renfermait non plus aucun joint en ciment. 
L’ampoule de verre, qui n’aurait évidemment pas pu 
servir à des mesures à hautes températures, était rem- 
placée par une ampoule de silice fondue, fournie par 
la Firma Heraëus ; de forme cylindrique, elle avait un 
diamètre d'environ 2.5 cm., sa longueur était de 8 cm., 
et sa contenance de 43 c.c. Elle était prolongée par un 
tube capillaire, en silice également, d’une longueur de 
30 cm. et d’un diamètre intérieur de 1", 
Comme la silice ne peut pas se souder directement au 
verre, nous avons dû opérer la Jonction avec l’espace 
nuisible de la manière suivante : l'extrémité de la tige 
capillaire a été tout d’abord usée à la meule, de facon 
à lui donner la forme d’un cône allongé ; ce cône a été 
1 Jaquerod et Wassmer, Journal de chimie physique, tome II, 
page 52, 1904. 
? Voir aussi Travers et Jaquerod, Phi. Trans. A, vol. 200, 
p. 111, 1902, et Zeitsch. für phys. Chem., vol. 45. 
