38 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
ensuite rodé au moyen de poudre d’éméri, dans l’extré- 
mité évasée d’un tube capillaire de verre g. Les deux 
pièces ont été alors chauffées, enduites de cire à ca- 
cheter et pressées fortement l’une contre l’autre, en 
évitant de laisser pénétrer de la cire dans le tube. Le 
tube de verre, coupé à la longueur voulue, a pu alors 
être soudé directement à l’espace nuisible. 
Nous nous sommes assurés que ce joint à la cire à 
cacheter tenait le vide d’une façon parfaite à froid. 
Néanmoins, lors des expériences à haute température, 
la cire finissait par se ramollir, et des fuites se sont 
produites au cours des expériences préliminaires. Pour 
éviter cet inconvénient, nous avons du refroidir conti- 
nuellement le joint en l’arrosant au moyen d’un cou- 
rant d’eau, d’après le dispositif reproduit à droite de 
la figure 4. 
CALIBRAGE DU THERMOMÈTRE. 
Pour le calcul des températures, le volume total 
occupé par la masse gazeuse était considéré comme 
divisé en trois parties : 
1° L’ampoule proprement dite, y compris la portion 
du capillaire jusqu’au point a (fig. 4), qui était chauffée 
à la température à mesurer. 
2° La portion de a à b de la tige capillaire traversant 
les pièces de fermeture du four et dont la température 
était indéterminée. Nous avons admis, faute de mieux, 
que la température de cet espace, d’ailleurs très petit, 
était moyenne de celle du four et de la température 
ambiante, soit 550°. 
