40 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
différence de 0°,2 sur le point de fusion de l’or, comme 
on ne peut savoir d'autre part le moment où elle s’est 
produite, et qu’en outre la variation de volume a été 
selon toute probabilité progressive (une partie s’est du 
reste sûrement produite durant les essais préliminaires), 
nous avons adopté dans les calculs définitifs la valeur 
moyenne des résultats des deux calibrages. Les don- 
nées numériques sont reproduites plus bas. 
b) L'espace nuisible. Comme nous l'avons dit, il se 
compose de deux parties ; l’une a-b, formée par la 
portion de la tige de silice qui traverse les obturateurs 
du four, l’autre b-p, maintenue à la température am- 
biante. Le calibrage de ces deux parties a été effectué 
avant et après les mesures, avec des résultats concor- 
dants. 
Le premier calibrage, fait avant la jonction des deux 
capillaires (voir plus haut) résulte d’une part du cali- 
brage de la tige de silice à l’eau distillée, décrit 
ci-dessus, et d’autre part de la détermination du vo- 
lume compris entre la pointe p, au moment de l’affleu- 
rement du ménisque, et le point de raccordement c. 
Pour cette détermination, l’espace nuisible coupé à 
8 em. environ au-dessous de la pointe, avait été soudé 
à un robinet capillaire et fixé verticalement au moyen 
d’une pince. On aspirait alors du mercure par le ro- 
binet, jusqu’à ce que le ménisque vint toucher la pointe 
de verre; on en prenait la température au moyen d’un 
thermomètre placé contre l'appareil ; puis le mercure 
était vidé dans un récipient et pesé. On remplissait en- 
suite l’espace nuisible tout entier jusqu’au point €, et 
pesait également le mercure. Cette opération, répétée 
plusieurs fois, fournissait les données nécessaires au 
