DE QUELQUES GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE. 41 
calcul de l’espace b-p. Les résultats sont reproduits 
plus bas. 
Après les expériences, le calibrage a été refait, mais 
cette fois sans défaire le joint à cire à cacheter, de 
façon à se placer dans les conditions mêmes des me- 
sures. Dans ce but, le système entier de l’ampoule et 
de l’espace nuisible, coupé à quelques centimètres au- 
dessous de p, a été fixé au moyeu de pinces dans la 
même position que lors des déterminations de points 
de fusion, et un robinet a été soudé comme précédem- 
ment. En opérant commeil est dit plus haut, remplis- 
sant de mercure successivement jusqu'aux points p, b, 
a, et pesant, les données voulues ont été obtenues. 
Voici les résultats de ces déterminations ; nous ne 
donnons pas les valeurs des mesures individuelles, qui 
concordaient toujours au moins à 0,01 ce., mais seu- 
lement ies volumes calculés sur la moyenne pour la 
température de 15° : 
1 calibrage 2 calibrage 
20-22 déc. 1903 11 avril 1904 
Vol, total de l’ampoule (jusqu’à ec) 43.286 cc. 43.384 cc. 
» de l’ampoule (jusqu'à a) . . 42.985 43.089 
Partie de la tige de a — b. . 0.084 0.088 
» » M Dre CM UT O8 0.682 
Espace nuisible total (a — p). 0.768 0.770 
Comme le premier calibrage de la tige capillaire a été 
effectué en partie à l’eau, en partie au mercure, tandis 
que le second a été fait entièrement au mercure, l’ap- 
pareil étant monté comme pour les mesures, ce sont 
les données de cette seconde détermination qui ont 
servi aux Calculs. 
Le volume de l’ampoule a varié d’une façon appré- 
