49 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
ciable entre le commencement et la fin des mesures à 
haute température; cette variation et l'effet qu’elle 
produit sur la température calculée sont discutés plus 
haut. 
Pour le coefficient de dilatation de la silice, nous 
avons adopté la valeur déterminée récemment par 
MM. Holborn et Henning' ; les auteurs ont trouvé pour 
le coefficient linéaire, la valeur de 0.0000005%, soit 
pour le coefficient de dilatation cubique 0.00000462. 
Volumes employés dans les calculs 
Volume de l’ampoule à 15° (jusqu’à a) . . 43.087 cc. 
» » 1067°  » 2 RONÉEENR 
Volume de l’espace nuisible b—p . . . 0.682 
» de la tige de a — b, chauffé à 550° . 0.088 
» total de l’espace nuisible . . .. .  0:710 cc. 
CONTRÔLE DU THERMOMÈTRE AU MOYEN DU POINT D'ÉBULLITION 
DE LA NAPHTALINE. 
Afin de contrôler le calibrage de notre thermomètre 
à gaz et de raccorder ses indications avec celle de l’ins- 
trument précédemment employé”, nous nous en som- 
mes servis pour une détermination du point d’ébullition 
de la naphtaline. Le thermomètre a été rempli tout 
d’abord d'hydrogène pur, préparé au moyen du palla- 
dium, et la pression initiale à été mesurée à 0°. 
L’ampoule étant placée horizontalement, et son dia- 
mètre étant supérieur à celui de l’ampoule de verre 
TocAtit: 
? Jaquerod et Wassmer, loc. cit. 
