DE QUELQUES GAZ A HAUTE TEMPÉRATURE. L3 
de l’ancien thermomètre, nous avons dû nous servir, 
pour l’expérience avec la naphtaline, d’une étuve de 
métal de 15 cm. environ de longueur. Cette étuve en- 
tourait l’ampoule; elle était munie d’un réfrigérant 
ascendant. 
La mesure du point d’ébullition à été faite exacte- 
ment comme dans le travail cité plus haut. Remar- 
quons seulement qu’il n’était pas possible d’atteindre 
la même précision, par le fait que l’espace nuisible 
était mal délimité. En effet, l’étuve étant placée hori- 
zontalement, il était difficile de définir le point exact 
de la tige de silice où s’arrêtait la chauffe. On verra 
néanmoins que la comparaison de la température trou- 
vée avec celle déterminée antérieurement, prouve que, 
à 215°, l'incertitude sur la température mesurée au 
moyen de notre thermomètre de silice ne devait guêre 
dépasser 0°,1. 
Voici les résultats de cette détermination : 
THERMOMÈTRE À HYDROGÈNE. 
18 Avril Détermination de la constante (dans la glace). 
Pression corrigée . . . 4 0e 00.1 II. 
Volume de l’espace bee COPA TN 1 0.766 
Température de l’espace nuisible . . .  415°.9 
Constante : 62.061 
18 Avril Ebullition de la naphtaline. Baromètre 724.6 
Pression corrigée . . . ALMA 08330; ms 
Volume de l’espace nuisible corr. . . . 0.768 
Température de l’espace nuisible . . . 18°.3 
Température calculée : 245°80 (J. et W. 215.64) 
