DE QUELQUES GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE. 45 
cependant pas atteinte; nous aurons à revenir sur ce 
fait. 
Le four à résistance que nous avons employé dans 
ces recherches, a été construit par nous dans ce but 
spécial, de la façon suivante (voir PI. VIIL, fig. 1 et 2): 
Un tube a a’ cylindrique, en terre réfractaire, cons- 
titue la chambre de chauffe ; sa longueur est de 300", 
son diamètre intérieur de 50°" et son épaisseur de 5 
à 6 "". Autour de ce tube est enroulé en hélice un fil 
de platine mou, de 0,7"" de diamètre; le nombre des 
tours est de 58, et l’écartement des spires de 5°", d’un 
bout à l’autre du tube. 
Dans leurs expériences, MM. Holborn et Day, afin d'ob- 
tenir une plus grande uniformité de température, avaient 
enroulé leur fil de platine en resserrant davantage les 
spires aux deux extrémités, pour parer à la déperdition 
de chaleur plus grande évidemment aux deux bouts que 
dans le milieu. Ce procédé peut avoir certains avan- 
tages. Il est néanmoins très difficile d’obtenir ainsi une 
compensation exacte, et l’on risque, en corrigeant trop, 
d’occasionner des défauts contraires à celui qu’on vou- 
drait éviter. Nous avons préféré recourir à un enroule- 
ment régulier, quitte à prendre un four suffisamment 
long par rapport à l’ampoule. Celui qui nous a servi 
avait en effet 30 cm. de longueur, et l’ampoule ther- 
mométrique 8 cm. seulement. On verra, du reste, plus 
loin que les écarts de température aux différents points 
de la partie utile du four ne dépassaient pas 2°, c’est- 
à-dire étaient du même ordre que ceux de MM. Holborn 
et Day. 
Les extrémités du fil de platine à et v sont main- 
tenues en place sur le cylindre de terre réfractaire au 
