4S POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
nous avons tout d'abord diminué la longueur du bain 
d'air en plaçant un peu en avant du fond du four, et 
un peu en arrière de la fermeture dont il va être ques- 
tion, deux cylindres pleins, en terre réfractaire À h et 
h'h', pourvus chacun d’une rainure destinée à permettre 
d’une part le passage de la baguette portant le fil d’or, 
et d'autre part celui de la tige de l’ampoule thermo- 
métrique. La position exacte de ces deux cylindres 
est montrée par la figure 1. On voit que la chambre 
de chauffe est par ce fait réduite à une longueur de 
170%, et qu'on n'utilise ainsi que la partie médiane 
de la spirale de platine, ses parties extrêmes servant 
au chauffage des cylindres et des bouchons de fermeture. 
La partie antérieure du four, du côté du thermo- 
mètre, est fermée, une fois le four fixé en position, 
par un bouchon gg, formé de rondelles d'amiante collées 
ensemble au moyen de silicate de soude et de rivets. 
Ce bouchon a été soigneusement ajusté, de manière à 
obturer très exactement l'entrée du four. Il porte une 
rainure longitudinale permettant le passage de la tige 
capillaire. Les interstices laissés dans le voisinage de 
cette dernière sont encore bouchés au moyen de débris 
d'amiante. Enfin deux disques d'amiante m m° forment 
la fermeture extérieure ; ils s'adaptent exactement dans 
le manchon cc’, et ne sont traversés que par la tige 
de lPampoule. 
Un écran de bois doublé d'amiante, visible sur la 
figure 1, est placé verticalement à quelques centimètres 
du four, et protège le manomètre et l’espace nuisible 
contre le rayonnement. 
Le courant électrique de chauffe est du 110 volts 
alternatif; il est amené au moyen de gros fils de 
