52 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
correction (—0°,02), effectuée dans chaque cas. Cet 
instrument, dont on s’est servi plus d’une fois dans le 
même laboratoire pour des mesures de précision, est 
d’une construction très soignée ; son tube est gradué en 
divisions équi-calibre. 
On amène alors le mercure dans l’espace nuisible 
presque en contact avec la pointe de repère, en on lit 
la pression au centième de millimètre (voir le mémoire 
Jaquerod et Wassmer). La distance entre la pointe et le 
ménisque se mesure en même temps, de manière à pou- 
voir calculer exactement le volume de l’espace nuisible. 
Le thermomètre attaché au manomètre, lu au dixième 
de degré, permet le calcul des diverses corrections. 
Etant donné la facon dont le four est isolé au point 
de vue thermique, et le fait que cette mesure se faisait 
toujours le matin, alors que l’équilibre avait eu le temps 
de s'établir durant la nuit, le thermomètre placé dans 
le four ne varie pas pendant toute la durée de là me- 
sure. Celle-ci a, du reste, toujours été répétée à deux 
reprises consécutives ; les résultats concordaient à 1 ou 
2 centièmes de millimètres. 
Nous noussommes enfin assurés, par des expériences. 
préalables, que ce moyen de déterminer la pression 
initiale conduisait au même résultat que la méthode 
habituelle à 0° dans la glace. On trouvera au chap. II 
dans le tableau du thermomètre à azote I, deux déter- 
minations de la constante faites l’une à (°, l’autre dans 
le four par le procédé indiqué, qui montrent l’exacti- 
tude obtenue. 
2° Mesure du point de fusion de l’or. — Le four est 
chauffé en mettant tout d’abord la spirale de platine 
en court-circuit sur les bornes du courant employé. 
