SUR UN 
Nouvel appareil pour prendre les points de fasion 
PAR 
Maurice DE THIERRY ! 
Professeur à l’Université de Fribourg (Suisse). 
Il existe de nombreuses méthodes permettant de 
prendre les points de fusion, les plus précises sont 
malheureusement très longues et trés délicates, les plus 
simples sont inexactes. La méthode que j'ai eu l’hon- 
neur de présenter à la séance de la Société suisse de 
Chimie, le 18 février 1905, à Neuchâtel, est essen- 
tiellement pratique et permet, malgré sa simplicité, 
d'obtenir des résultats d’une précision qui n’a pas 
encore été dépassée, comme j'ai pu m’en rendre compte 
depuis dix-huit mois. 
J'utilise le courant comme indicateur. La substance 
dont on veut déterminer le point de fusion est intro- 
duite dans une petite chambre en verre mince que l’on 
place dans le réservoir d’un thermomètre de précision 
extra-sensible, au mercure. Le fond de cette chambre 
est garni soit de mercure, soit d’une masse de cuivre 
rouge hémisphérique terminée par une pointe mousse. 
? Travail fait à l’Institut de chimie de l’Université de Fribourg 
(Suisse). 
