60 SUR UN NOUVEL APPAREIL 
Un fil de platine qui traverse la paroi inférieure de la 
chambre sert de pôle. Dans le bouchon qui ferme cette 
chambre passe une tige également de cuivre rouge, 
terminée par un galet de même métal, qui constitue 
l’autre pôle. 
Quand il n’y a rien dans lappareil, le circuit est 
fermé et la sonnerie établie dans le circuit est actionnée 
par la pile, mais, si entre les deux pièces de cuivre 
rouge, on place le corps solide dont on veut déterminer 
le point de fusion, les deux pôles étant séparés par ce 
corps non conducteur, le circuit est ouvert et la son- 
nerie ne fonctionnera que lorsque le corps en fondant 
aura permis aux deux pièces de cuivre de se toucher et 
de fermer ainsi le courant. À ce moment, il suffit de 
lire la température indiquée par le thermomètre pour 
avoir, sans corrections, le degré cherché. 
La chaleur nécessaire pour obtenir le point de fusion 
est produite dans une étuve spéciale cylindrique, en 
verre, à doubles parois, par un courant de vapeur qui cir- 
cule entre les parois de cette étuve, sans être en contact 
direct avec l'appareil thermométrique. Le liquide géné- 
rateur est placé dans un ballon adapté à la partie infé- 
rieure de l’étuve ; un réfrigérant placé à la partie 
supérieure, condense les vapeurs, qui sont ainsi rame- 
nées au générateur. 
Quand on a affaire à un corps conducteur de l’élec- 
tricité, on remplace la masse supérieure de cuivre 
rouge par un tube de verre mince, dont l’extrémité 
inférieure est rétrécie et ouverte et dans lequel on place 
soit une baguette, soit un petit cylindre du corps con- 
ducteur a essayer, la masse inférieure et la baguette ou 
le cylindre appartiennent au circuit; la partie rétrécie 
