DE QUELQUES GAZ A HAUTE TEMPÉRATURE. 133 
Le coefficient de dilatation adopté pour les calculs 
résulte des déterminations de M. Chappuis. Etant donné 
la faible variation de ce coefficient avec la pression 
initiale, nous nous sommes servis pour les trois rem- 
plissages de la valeur moyenne 0.0036650 d’où 
T, — 272.85. 
THERMOMÈTRE A AZOTE I. 
Coefficient de dilatation du gaz 0.008665. — To — 272,85 
19 Février Point de fusion de l'or 
Pression observée Température Pression moyenne  Températ. calculée 
corrigée 
1077.7 15°.3 
1077.5 16°.2 1074.6 1066°.9 
4077.71 18°.2 
20 Février Détermination de la Constante 
Eression corrigée 167,80. AMbisn)  . ", ,. :243.60 
Température du four . . . RQ ner ne re nt 
Valume de l’espace nuisible corr.. . . . . 0.778 
Température de l’espace nuisible. . . . . 13°.0 
Constante : 31.224 
20 Février Détermination de la constante dans 
la glace Ds 
Pression corrigée . . . Fam T., or10032:0E 
Volume de l’espace nuisible corr. . . . . 0.776 
Température de l’espace nuisible. . . . .  144°,75 
Constante : 37.226 
THERMOMÈTRE A AZOTE Il. 
Coefficient de dilatation du gaz : 0.003665. — To — 272 85 
23 Février Point de fusion de l'or 
Pression observée Température Pression moyenne Températ. calculée 
corrigée 
988.3 45°.4 
988.6 15°.8 986.0 1067°.4 
988.8 15°.9 
ARCHIVES, t. XX. — Août 1905. 10 
