152 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
3. ESSAIS FAITS AVEC UNE AMPOULE DE PORCELAINE. 
Les expériences précédentes ayant démontré l’impos- 
sibilité d'effectuer la mesure du point de fusion de l’or 
au thermomètre à hélium en employant une ampoule 
de silice, nous avons résolu d’essayer d’une ampoule 
de porcelaine. Cette substance présente divers incon- 
vénients dont nous avons déjà parlé dans le chapitre T; 
néanmoins, en opérant identiquement dans les mêmes 
conditions. successivement avec l’hélium et l'azote, 
nous pouvions espérer obtenir une bonne comparaison 
entre les indications thermométriques de ces deux gaz. 
L’ampoule de porcelaine employée provenait de la 
manufacture royale de Berlin ; elle avait à très peu près 
les mêmes dimensions que notre ampoule de silice et la 
même contenance. Elle était vernie extérieurement et 
prolongée par un tube capillaire très étroit (0.8 mm. de 
diamètre environ), que nous avons raccordé au tube de 
verre de l’espace nuisible au moyen de baume du Canada. 
Cette ampoule a été lavée et calibrée exactement 
comme celle de silice. Cette opération ayant déjà été 
décrite en détail, nous n’y reviendrons pas, et nous 
nous bornons à indiquer les valeurs obtenues. Les 
lettres qui figurent ci-dessous sont les mêmes que dans 
le chap. E, fig. 5. 
Ampoule de porcelaine. 
1e calibrage 2 calibrage 
21 janvier 1905 28 février 
Vol. de l’ampoule (jusqu’à a) à 16° 42.020 cc. 41.970 cc. 
» de l’espace nuisible (b-p). . 0.683 0.680 
» de la tige (de a-b) ch. à 550° 0.466 0.468 
