DE QUELQUES GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE. 153 
Valeurs employées dans les calculs. 
Volume de l’ampoule à 45° (jusqu’à a) . . 4#1.970 cc. 
» » 1067°  » rm D 552 
Volume de l’espace nuisible b-p. . . . . (0.682 
» de la tige de a b, chauffé à 550° . , 0.047 
» total de l'esp. nuis. (p' la constante). 0.729 cc. 
Les résultats obtenus dans les deux calibrages de 
l’espace nuisible sont très concordants. Le volume de 
l’ampoule elle-même, comme on le voit par l'inspection 
des nombres ci-dessus, avait légèrement diminué entre 
les deux calibrages. Cette diminution provient du trai- 
tement que nous avons dû faire subir à l’ampoule de 
porcelaine afin d'obtenir la constance du zéro thermo- 
métrique. 
Le coefficient de dilatation de la porcelaine que nous 
avons employé dans les calculs résulte des mesures de 
MM. Holborn et Wien‘. Ces auteurs ont effectué assez 
récemment des déterminations soignées sur la dilata- 
tion de la porcelaine de Berlin jusqu'aux hautes tem- 
pératures et indiquent le nombre 0.0000044% comme 
valeur la pius probable du coefficient linéaire entre 0 
et 1000 degrés. On en déduit la valeur 0.0000132 
pour le coefficient de dilatation cubique ; c’est le nombre 
que nous avons adopté. 
Il est évident que la dilatation de la porcelaine varie 
suivant l’échantillon employé, la température de la 
cuite, etc., aussi l'adoption d’un coefficient qui n'a pas 
été déterminé directement entraine-t-elle sûrement 
une erreur systématique plus ou moins importante. 
1 Ann. der Physik u. Chemie, 47, p. 124 (1892). 
