156 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
sont néanmoins intéressants, et nous aurons à y revenir 
en discutant la valeur absolue du point de fusion 
de l'or. 
Ampoule de porcelaine. 
Thermomètre à azote IX. 
24 février 4905 Point de fusion de l'or. 
Pression moy. 
Pression observée Température corrigée Tempér. calculée 
918.3 13.0 
916.5 14.1 
916.7 14.5 
917.4 15.0 945.1 1063.15 
25 février 
918.0 16.2 
917.5 16.5 
Détermination de la constante. 
25 février 27 février. 
Pression corrigée. . . . …. 209.50 209.30 
Température du four . . . 12.40 12.05 
Vol. de l'esp. nuis. corr. . 0.729 0.729 
Tempér. de l'esp. nuis. . . 9.0 44°.0 
Constante 31.366 31.368 
On voit que la température calculée 1063.15 dif- 
fère de quatre degrés de celle obtenue avec l’ampoule 
de silice. Cette différence s'explique par les considéra- 
tions que nous avons développées plus haut. En outre, 
lorsqu’après les expériences avec l’hélium, dont nous 
allons parler, nous avons enlevé le four à résistance, 
nous nous sommes aperçus que l'apparence extérieure 
de l’ampoule avait été complètement modifiée par le 
chauffage à 1300"; le vernis était tout écaillé et coloré 
en brun. Il semble donc qu’un changement se soit pro- 
