160 NOUVEL APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION 
l’examiner au laboratoire même ; mais lorsqu'on désire 
obtenir des mesures très exactes, on devra toujours 
les faire à la source, puisque l’émanation s’affaiblit vite. 
De plus la comparaison des résultats trouvés par 
d’autres observateurs est rendue difficile par la grande 
variation des parties composant l'appareil. 
Il nous semble que l'appareil plus simple que nous 
nous permettons de décrire dans les lignes suivantes 
est exempt des désavantages que le premier appareil 
à circulation présente. 
Le nouveau procédé pour mesurer l’activité d’une 
matière radioactive consiste à secouer vivement dans 
un vase de laiton clos des quantités connues d’eau et 
de gaz pour les mettre en contact intime. Il se produit 
alors en peu de temps un équilibre entre les 3 com- 
posants, c’est-à-dire entre l’émanation, le gaz et 
l’eau, etil ne reste qu’à déterminer la conductibilité 
du gaz secoué à l’aide d’un corps disperseur qui pend 
à l’intérieur du vase et qui est tenu par une tige métal- 
lique qui est en communication avec un électroscope 
à l'extérieur de l’appareil. 
La fig. 1 montre l’appareil auquel nous avons donné 
le nom Fontakloskope dans ses détails de construction. 
Comme on voit, l'instrument est formé par un vase A, 
cylindrique ayant un diamêtre de 22 cm. etune hau- 
teur de 26 cm. 
Le cylindre se termine en haut par un cône tron- 
qué haut de 3 cm. qui peut être fermé par un couver- 
cle ayant un diamètre intérieur de 6 em., une hauteur 
de 1.6 cm. et une épaisseur de 0,1 cm. Au milieu de 
ce couvercle se trouve un trou circulaire d’un rayon 
de 0.4 cm. Un électroscope E un peu différent de celui 
TP Le. 
