164 NOUVEL APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION 
la lecture devient difficile à cause de la convergence 
trop rapide des feuilles d'aluminium. 
Si l’on veut opérer toujours sur la même quantité 
d’eau, on y ajoutera de l’eau distillée jusqu’à ce qu’on 
ait la masse voulue, par exemple un litre. 
Nos mesures de contrôle se rapportant à ce sujet ont 
donné un accord suffisant pour tous les cas où l’on ne 
demande que des nombres relatifs. 
On peut admettre les nombres obtenus directement, 
comme valeur de la grandeur de l’activité, mais il faut 
qu'on travaille vite et que l’expérience ne demande que 
quelques minutes. 
Pour les mesures précises on devra tenir compte 
d’une correction causée par l’activité induite qui se 
détermine par la méthode décrite par M. Mache, c’est- 
à-dire en observant la décroissance de la radiation 
induite et en extrapolant au temps de la mesure. 
Pour chasser le gaz actif, il suffit aussi de remplir le 
vase immédiatement après la dernière lecture, avec de 
l’eau indifférente, de le vider et de déterminer l’acti- 
vité après 15 minutes. À ce moment il faudra extra- 
poler de nouveau. 
Cependant nous avons trouvé qu’il est même pos- 
sibled’éviter pour des mesures précises, cette correc- 
tion assez pénible et prenant surtout beaucoup de 
temps; car avec un peu d'exercice et d’habileté on 
arrive à raccourcir assez le temps nécessaire à une pa- 
reille mesure, pour qu’on puisse négliger la valeur de 
l’activité induite, comme on le verra à l’inspection du 
tableau qui suit : 
