202 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
Il n’en reste pas moins intéressant de constater qu'un 
corps solide, émettant des radiations à basse température 
sans intervention d'une énergie extérieure, puisse donner 
un spectre composé de raies fines comme celles des gaz, 
présentant en outre un maximum dans l’ultraviolet. 
H. SCHERING. DER ELSTER-GEITELSCHE ZERSTREUUNGSAP- 
PARAT UND EIN VERSUCH QUANTITATIVER ABSOLUTER ZER- 
STREUUNGSMESSUNG. Diss. 1904. 
Des mesures systématiques sur la conductibilité de l’air 
atmosphérique ont été entreprises par divers auteurs. 
MM. Elster et Geitel, en première ligne, ont perfectionné 
la méthode d'expérience, qui consiste à mesurer la déper- 
dition de la charge d’un conducteur isolé. On possède 
actuellement de nombreux documents, mais leur caractère 
est absolument qualitatif, et l’on ne peut encore parler de 
mesures quantitatives. 
En effet, lorsqu'on emploie le cylindre protecteur, le 
courant qui émane du corps sur lequel on mesure la déper- 
dition, ne suit pas la loi de déperdition de Coulomb et 
dépend d’une manière encore inconnue des dimensions de 
l'appareil et des mouvements de l'air. D’autre part, on n'a 
pas encore recherché comment l'appareil se comporte 
lorsqu'il n’y a pas de cylindre protecteur. On ne sait donc 
pas exactement quelles indications les mesures donnent 
sur les caractères électriques de l’atmosphère, comme la 
densité des ions. leur vitesse, etc. L'auteur s’est donné la 
tâche de rechercher ces différents points; on peut résumer 
les résultats comme suit : 
La loi de Coulomb n’a pas de valeur pour l'appareil 
d’Elster et Geitel, et le coefficient de déperdition, calculé 
comme on le fait d'habitude, ne dépend pas d’une manière 
qu’on puisse exprimer d’une façon précise de la densité 
spécifique des ions et de leur vitesse spécifique. Le courant 
de l'appareil de déperdition avec cylindre protecteur est 
presque exclusivement un courant de satiété, c’est-à-dire 
que la perte de charge pendant l’unité de temps est ici 
