DE QUELQUES GAZ A HAUTE TEMPÉRATURE. 509 
grande importance pour nos mesures, Car, ainsi que 
nous l’avons déjà dit, il nous était impossible de déter- 
miner nous-mêmes la dilatation de notre ampoule à 
haute température; les mesures très soignées de 
MM. Holborn et Henning ‘ sur la dilatation de la silice 
ont été utilisées et leur emploi est parfaitement justifié 
par les considérations précédentes. 
Avec la porcelaine, iln’en eût pas été ainsi : la com- 
position de divers échantillons de cette substance varie 
en effet dans d’assez grandes limites, et, à moins de 
prendre des précautions particulières, on n’est jamais 
sûr que l’ampoule thermométrique se dilate de la même 
façon que la barre sur laquelle on a déterminé la dila- 
tation. 
Comme nous l’avons déjà dit, cette considération suffit 
à expliquer la divergence assez considérable des résul- 
tats que nous avons obtenus avec l’ampoule de silice 
et celle de porcelaine. Dans le premier cas, en effet, la 
température trouvée était, toutes corrections faites, 
1067 .4 dans le second, 1063°.35. 
Le coefficient de dilatation de la porcelaine employé 
dans le calcul était 0,0000132. Afin de faire ressortir 
l'influence de la valeur adoptée pour les calculs, nous 
reproduisons ci-dessous les chiffres auxquels on par- 
viendrait en donnant différentes valeurs à ce coeffi- 
cient : 
Coefficient cubique Température 
0.0000132 1063°.35 
0.0000150 1065°.9 
0.0000162 1067.55 
1 Loc-cit. 
