DE QUELQUES GAZ À HAUTE TEMPÉRATURE. 511 
Au maximum, l'erreur possible, pour ce qui concerne 
le calibrage, serait donc de 0°.4 ; il est probable qu'el- 
le n’est pas atteinte. 
La vérification du thermomètre a été faite (voir 
p. 42), en déterminant le point d’ébullition de la 
naphtaline ; cette détermination a montré que l’incerti- 
tude ne devait pas dépasser 0°.1 à 216. Si telle était 
bien l'erreur probable, comme elle provient aussi bien 
du coefficient de dilatation admis pour l’enveloppe que 
du calibrage, on voit que l'incertitude à 1067 sur lin- 
dication thermométrique proprement dite ne dépasse- 
rait guère 0.5 environ. 
Influence de la répartilion des températures à l'intérieur 
du four. 
La répartition des températures à l’intérieur du four 
a été étudiée dans le chapitre I. Si l’on se reporte aux 
tableaux publiés à cette place (p. 57-58)" on verra 
que l’écart extrême de température dans la partie utile 
du four, c’est-à-dire sur la longueur occupée par l’am- 
poule, ne dépassait pas 2 degrés. Encore ces écarts 
étaient-ils bien inférieurs à cette valeur sur une lon- 
gueur correspondant à plus de la moitié de l’ampoule, 
de d à f; dans cette région, ils n’atteignaient que 
0°.2 à 0°.3, c’est à dire ne dépassaient pas les 
‘ Rappelons à ce propos que les températures indiquées dans 
ces tableaux sont celles de l’ensemble de l’ampoule thermométri- 
que au moment de la fusion du fil d’or, lequel est placé successi- 
vement dans différentes positions, et non les températures vraies 
aux points considérés. Aux points où la température lue semble 
plus élevée elle est au contraire plus basse. 
