512 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
erreurs d'expériences. Ce n’est qu’au voisinage du 
fond de l’ampoule (en c) que nous voyons la tempéra- 
ture baisser d’un peu plus d’un degré ; à partir de ce 
point, en allant toujours vers l’extrémité du four opposée 
au thermométre, la température s’abaisse assez rapide- 
ment, cequis’explique par le voisinage des bouchons dé 
terre réfractaire placés à l’origine de la spirale de pla- 
tine. Au contraire, si l’on se dirigé du côté de la tige 
capillaire de l’ampoule, la température semble s'élever 
légérement, sans que nous puissions expliquer ce phé- 
noméne. Il provient peut-être d’un manque de régula- 
rité du tube central du four électrique. Quoiqu'il en 
soit, cette élévation est très faible ; elle vient du reste 
contrebalancer l'influence de l’abaissement observé du 
côté opposé. 
Le milieu d doit donc avoir à très peu près la tempé- 
rature moyenne de l’ampoule ; c’est à cette place que 
le fil d’or était toujours fixé lors des mesures du point 
de fusion, et il nous semble que la température du 
fil devait concorder à moins de 1° près avec celle de 
l’ensemble du gaz thermométrique contenu dans l’am- 
poule. 
Une dernière cause d’erreur réside enfin dans le fait 
que la tige capillaire du thermomètre traversait les enve- 
loppes du four, et que sa température moyenne était, 
par suite, mal définie : le volume de cette partie était 
d’ailleurs très petit; en adoptant la température de 
550° (moyenne entre le point de fusion de l’or et la 
température extérieure)on doit évidemment être assez 
près de la réalité. Si l’erreur sur cette température 
était de 50°, l’incertitude sur le point de fusion de l’or 
atteindrait 0°.3, 
