DE QUELQUES GAZ A HAUTE TEMPÉRATURE. 521 
rection nécessitée par ce fait n’était pas tout à fait cer- 
taine. Bien que les mesures individuelles aient fourni des 
résultats concordants, il se pourrait que la différence 
observée entre la température de fusion de l’or, fournie 
par l'oxygène et celle des autres thermomètres, fut 
due en partie à cette déformation du ménisque. 
En étudiant les résultats obtenus avec l'acide carbo- 
nique, on serait tenté au premier abord de voir dans 
les nombres du tableau ci-dessus une confirmation re- 
marquable de l'exactitude des formules de M. D. Ber- 
thelot. En effet les températures corrigées de l’échelle 
de l’acide carbonique concordent, aux erreurs d’expé- 
riences près, avec celles du thermomètre à azote et du 
thermomètre à air. 
Mais il faut faire une remarque importante qui dimi- 
nue la valeur de cette confirmation. Comme on l’a vu 
plus haut (Ch. IT, p. 137), le coefficient de dilatation 
entre 0° et 100" de l’acide carbonique est entaché d’une 
certaine incertitude ; nous n’avons pas adopté les coef- 
ficients expérimentaux directs de M. Chappuis, et nous 
avons expliqué pourquoi. D'autre part, le calcul de la 
température a été fait au moyen de la formule des gaz 
parfaits, sans faire de correction pour l’écart de com- 
pressibilité de la portion de gaz contenue dans l’espace 
nuisible, et nous ne l’avons pas faite justement en raison 
de l'incertitude du coefficient entre 0° et 4100° qui 
l’aurait rendue un peu illusoire. 
Il se peut que les erreurs provenant de ces deux 
causes se compensent de façon à amener la concordance 
remarquable signalée plus haut. Une détermination 
directe du coefficient d'expansion de l’acide carbonique 
entre 0° et 100° aux pressions initiales que nous avons 
utilisées permettrait seule de faire plustard le calcul exact, 
ARCHIVES, t. XX. — Novembre 1905. 37 
