524 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
C0”, va l'incertitude existant sur le coefficient de dilata- 
tion entre 0° et 100° Mais, d'autre part, la précision 
des mesures au point de vue comparatif permet d’être 
beaucoup plus précis dans le calcul du coefficient 6 de 
dilatation à volume constant entre 0° et 1067 .4 
Nous avons à cet effet tenu compte des écarts consi- 
dérables que présente l’acide carbonique par rapport 
aux lois des gaz parfaits, et nous nous sommes servis 
des coefficients de dilatation exacts à pression constante 
du gaz entre 0 et 15°. et de l’écart qu’il manifeste par 
rapport à la loi de Mariotte. 
Si nous appelons : 
P, la pression du gaz à froid (entre 42° et 16°), 
5 » » au point de fusion de l'or, 
V, le volume de l’ampoule à froid, 
Vi » » au point de fusion de l'or, 
v le volume de l’espace nuisible, 
v' le volume de la partie de la tige chauffée à 550”, 
t, la température de l’ampoule à froid, 
t, et t, les températures de l’espace nuisible, 
T la température de fusion de l'or, 
+, le coefficient de dilatation de CO? à pression constante 
sous P, entre 0° et 15”, 
+, le coefficient de dilatation de CO* à pression constante 
sous P entre 0° et 15”, : 
2, le coefficient de dilatation de CO? à pression constante 
sous P entre 0° et 550”, 
A$, l'écart présenté à 0° par l’acide carbonique, par rapport 
à la loi de Mariotte entre les pressions P, et P, 
le coefficient moyen cherché à volume constant, G sera 
donné au moyen de l’équation 
3 ù + v PVt o v’ 
0 Para as P » 
Fee. re) fn CA à si (5 +rpsso)( +45) 
