626 LES VARIATIONS THERMIQUES DE 
Celui-ci, un four électrique, est formé d’un fil de 
platine de 0,3 mm. de diamètre et de 1 m. 50 de lon- 
gueur enroulé bifilairement sur un tube de verre. Le 
courant, de deux ampèêres au maximum, y est amené 
par un godet et une gouttière circulaire, contenant du 
mercure et placés dans l’axe. 
Les températures, jusqu'à 400°, pouvaient facile- 
ment être maintenues constantes à un demi-degré près. 
Elles étaient données par un couple platine, platine 
rhodié, étalonné et contrôlé à plusieurs reprises au 
moyen d’un thermomètre normal. 
La substance est portée par une tige de cuivre, 
isolée thermiquement du ressort en hélice, et à laquelle 
est fixé un miroir pour la lecture des couples. 
Quand, au contraire, on laisse le plan magnétique 
vertical, comme dans les recherches préliminaires, on 
peut, au moyen de cet appareil, déterminer l’inten- 
sité d’aimantation en valeur absolue. Il suffit, à cet 
effet de mesurer, outre le champ et la déviation propor- 
tionnelle au couple, la constante de torsion du ressort 
et le volume de la substance. La constante de torsion 
se déduit de la durée d’oscillation avec et sans surcharge 
de moment d'inertie connu. Le volume est déterminé 
par la méthode du flacon et vérifié en pesant l’échan- 
tillon et en déterminant la densité sur un échantillon 
plus grand de même origine. 
Nous avons trouvé, pour les pyrrhotines normales 
étudiées dans ce travail, à la température ordinaire, 
une intensité d’aimantation à saturation comprise entre 
64,2 et 66,7 C. G. S. L’intensité à saturation des pyr- 
rhotines anormales est extrêmement variable, elle est 
comprise, pour les échantillons qui ont été l’objet de 
déterminations absolues, entre 18,8 et 128 C. G. S. 
