O. Schlimm: Nachweis von Blutfarbstoff etc. 



Blutspektroskop. 



Man gibt dem Spiegel S eine solche Stellung, daß er Tag< - 

 Licht senkrecht nach oben reflektiert, lockert die Schraub'- K 8 ein 



wenig und richtet den oberen 

 Teil des Apparates (das eigent- 

 liche Spektroskop) so, das das 

 Spaltrohr Sp senkrecht nach 

 imten steht. — Indem man in 

 die Einsichtöffnung E hinein- 

 sieht, dreht man vorsichtig an 

 dem unten bei Sp befindlichen 

 Ring R, bis die beiden Schneiden 

 des Spaltes sich fast berühren 

 und verschiebt das äußere Rohr 

 Sp, bis man die Fraunhofer - 

 schen Linien sieht. Klappt man 

 den Spiegel S 2 zur Seite, so fällt 

 Licht auf die Skala. Man ver- 

 schiebt das Skalenrohr W, bis 

 die Teilstriche und Ziffern der 

 Skala deutlich erkennbar sind. 

 Den Spiegel S 2 benutzt man zur 

 Beleuchtung der Skala nur. wenn 

 man bei künstlichem Licht 

 arbeitet. — Nicht-Normalsichtige 

 müssen die Einstellung des 

 Apparates unter Benutzung der 

 Straßen-Brille vornehmen. — Das 

 Gefäß mit der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit stellt man 

 auf den Objekttisch T, der sich 

 nach Lösen der Schraube K be- 

 liebig verstellen läßt. Nach 

 Lösen der Schraube K 2 kann 

 man die Metallstange, an der 

 das eigentliche Spektroskop be- 

 festigt ist, soweit herausziehen. 

 daß auch sehr hohe Absorptions- 

 gefäße, z. B. Polarisationsröluen 

 von 20 cm Länge zwischen dem 

 Objekttisch und Spektroskop 

 Platz finden. — Die runde 

 Oefmung des Objekttisches muß 

 bei allen Untersuchungen genau 

 senkrecht unter dem Spaltrohr 

 Sp liegen. 



Blutspektroskop. 



