< ). S c li ii in im : Nachweis von Blutfarbstoff etx •• 



Für den Nachweis gelösten Blutfarbstoffes kommt i i 

 Linie die spektroBkopische Probe in Betracht. Sie is1 bei [)ositiverri 

 Ausfall absolul eindeutig und zuverlässig, während der negative 

 Ausfall, wie bei allen anderen Blutfarbstoffproben, nur innerhalb der 

 Bmpfindbchkeitsgrenze beweisend ist. I>ie Empfindlichkeit dei 

 Bpektroskopischen Probe schwankt je nach der Art ihrer Hand- 

 habung, der Beschaffenheit der betreffenden Lösung und der An 

 des Spektroskops. Am geeignetsten sind die lichtstärkeren Spektro- 

 skope von geringen Dispersion, z. B. das geradsichtig* Hand- 

 Spektroskop mit Wellenlängenskala, das vom Verfasser beschriebene 

 Blutspektroskop und diejenigen nach Art <\r* Bansen- K irch- 

 hof fachen Apparates konstruierten Spektroskope, die nur ein 

 Prisma aus gewöhnlichen] Buntglas und eine etwa, zweifache Fern 

 rohrvergrüßerung besitzen. 



Die Handhabung dieser Apparate ist folgende: 



a) Bei den geradsichtigen Handspektro- 

 skopen: .Man richtet dasjenige Ende des Instruments, das den 

 Spaltkopf enthält, gegen eine helle Partie des Himmels und sieht 

 in das andere Ende hinein, öffnet den Spalt ein wenig und ver- 

 schiebt das Kollimatorrohr (Prismenhülse) in dem Spaltrohr langsam, 

 bis das Spektrum scharf begrenzt erscheint, also Bcharf eingestellt 

 ist. Dann verengert man den Spalt soweit, daß die das Spektrum 

 im rechten Winkel schneidenden feinen dunkelen Linien (Fraun- 

 h o f e r'schen Linien) möglichst scharf erscheinen. Durch nochma I 

 vorsichtiges Verschieben des KoUimatorrohres läßt sich leicht kon- 

 trollieren, wann das Gesamtbild am schärfsten erscheint. Jetzt 

 muß noch das Skalenrohr vorsichtig verschoben werden, bis die 

 Wellenlängenskala scharf erscheint. Arbeitet man mit Gasglühlicht 

 oder einer ähnlichen Lichtquelle, so erfolgt die Einstellung des 

 Spektroskops in der gleichen Weise. Natürlich sind die F r a u n- 

 h o f e r sehen Linien bei Gasglühlicht nicht vorhanden. Um sich 

 zu überzeugen, ob das Spektroskop richtig justiert ist, erzengt man 

 in bekannter Weise eine Natriumflamme. Die gelbe Natriumlinie 

 (Wellenlänge 589) muß dann annähernd mit dem Skalenteilstrich 590 

 zusammenfallen. Eine etwaige Ungenauigkeit der Skalenstellung 

 läßt sich durch Drehen an der Korrektionsschraube beseitigen. 



b) Bei Verfassers B 1 u t s p e k t r o s k o p (s. S. 2) 1 ) 

 geschieht die Einstellung im Prinzip in der gleichen Weise. Am besten 

 erfolgt sie, wenn der Apparat auf dem Stativ befestigt ist und unter 

 Benutzung des Stativspiegels durch Tageslicht beleuchtet wird. Man 

 sieht in den kurzen Rohransatz hinein, an dem auch die zum Schutze 

 des einen, nicht beobachtenden Auges dienende Blendscheibe be- 



I* 



