74 



lich gesteigert werden konnen, was bei der Beobachtung mit 

 mehrfachen Vortheileu verknlipft ist. 



Das intermittirende Licbt gelangt zu einem eutferaten 

 Interferenz-Prisma , iiachdem es vorher ziir Halfte oberhalb, 

 zur Halfte uuterhalb der Bodeuplatte eiuer lothrecbt gestellten, 

 gedeckteu Pfeife hindiircbgegangen ist. Zwei gegenliter- 

 stebende Seitenwande der letzteren sind zu diesem Zwecke 

 mit genau planparallelen Glasplatten verseben, vvelcbe nocb zuin 

 Tbeil Uber das gedeckte Pfeifeiiende bervorragen. Die Boden- 

 platte selbst ist eiiie dUnue, gescbliffene Eisenlamelle, welcbe 

 senkrecht zu den Glasvvanden beruietiscb eingepasst ist. 



Die Interferenzstreifen werden durcb eine Lupe mit Fadeu- 

 kreuz beobacbtet. Intermittirende Spalte, Bodenplatte der Pfeife 

 und brecbende Kante des Prisma sind naturlieb parallel gestellt. 

 Tont nun die Pfeife, deren Tonbobe mit der Scbwingungszabl 

 der Spalte beliebig nabe gleicbgestimmt werden kann, so sieht 

 man die Interferenzstreifen beliebig langsam vor dem Faden- 

 kreuz auf- und abwandern. Die scboa direct wabrnebmbare 

 Bewegung der Interferenzstreifen wird endlicb dadurcb sebr 

 leicbt messbar gemacbt, dass man den Weg des Licbtes inner- 

 balb und ausserbalb der Pfeife durcb Spiegelung verlangert. 



Wurde die Pfeife so stark angeblasen, als es obne Hervor- 

 treten der Obertone zulassig war, und batten beide Strahlen 

 durcb Reflexion 9mal dieDicke der Pfeife (58 Mm.) durcblaufen, 

 so rttckte die Interferenzerscbeinung um 7 — 8 Streifenabstande 

 auf und nieder. Die Recbnung ergibt bieraus, dass der Unter- 

 scbied zwiscben dem grossten und kleinsten Luftdruck im Kno- 

 teu uuter Riicksicbt auf die Temperaturveranderung wabrend 

 der Scbwingung in obigeni Falle 1/26 bis i/gs einer Atmospbare, 

 (Kundt fand bei einer gedeckten Pfeife durcb Manometer 

 1/18 Atmospbare) ferner, dass die Amplitude ira Baucbe der 

 stebenden Scbwingung etwas mebr als 3 Millim. betrug. 



Es ist sebr wicbtig zu bemerken, dass bei binreicbend 

 eonstantem Luftstrom uud genauer Abstimmuug von Gabel und 

 Pfeife die stroboskopiscbe Bewegung der Interferenzfigur so 

 langsam und regelmitssig verlauft, dass man sie genauer durch 

 Messuug verfolgen kanu. Unser Apparat ist verbunden mit 

 eiuem electro-maguetiscben Registrirwerk, auf dessen Papier- 



