CXVIII 



Diese Einrichtung bedeutet einen ganz wesentlichen Fort- 

 schritt auf dem Gebiete der mikrosl^opischen Optik, da die für 

 diesen Apparat hergestellten dioptrischen Medien, aus ge- 

 schmolzenem Quarz bestehend, für sehr kurzwellige Strahlen 

 durchgängig sind und bei der Benützung von Strahlen nur 

 einer Wellenlänge äußerst scharfe Bilder liefern. — Die 

 Objektive sind von Dr. v. Rohr berechnet und die stärksten 

 derselben haben eine numerische Apertur (?^sin?^^) von 1"25. 

 — Da die Wellenlänge des Lichtes, für welches sie benützt 

 werden, nur halb so lang ist als die mittlere Wellenlänge 

 des Tageslichtes, so entspricht deren Auflösungsvermögen dem 

 von apochromat. Objektiven mit doppelt so großer Apertur, 

 also hier 2*5. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß diese 

 Linsensysteme, welche v. Rohr „Monochromate" genannt 

 hat, den gewöhnlichen Linsensystemen, und zwar apochromat. 

 homogen. Immersion um 80 — 100 % hinsichthch des Auf- 

 lösungsvermögens überlegen sind. — Die kurzwelligen ultra- 

 violetten Strahlen w^erden von einem Inductorium zwischen 

 Cadmium- oder Magnesiuraelektroden geliefert, durch einen aus 

 geschmolzenem Quarz gefertigten Spektralapparat prismatisch 

 zerlegt und die unsichtbaren, ultravioletten Strahlen auf 

 einem fluoreszierenden Schirm sichtbar gemacht. Auf diese 

 Weise kann vermittelst des Schirmes der Strahlenkegel dem 

 Reflexionsprisma (Quarz) zugeführt und von hier in die optische 

 Achse des Mikroskopes eingestellt werden. Alle Bestandteile 

 des Beleuchtungsapparates, der Objektträger, die Einschluß- 

 und Immersionsflüssigkeit müssen diese Strahlen durchhissen, 

 was z. B. bei gewöhnlichem Glase nicht oder nur unvoll- 

 kommen zutrifft. Ebenso ist das Damarharz und der Kanada- 

 balsam für diese Strahlen Lindurchlässig, weshalb Wasser, 

 physiologische Kochsalzlösung, Glyzerin, Gl3'zerin - Alkohol- 

 geraische und geschmolzenes Vaselinöl als Einschlußmittel und 

 eine Mischung von chemisch reinem Gl^'zerin und Wasser als 

 Iramersionsflüssigkeit benützt werden. Die Einstellung der 

 Objekte geschieht mit einer hj'permetropen Lupe, die auf das 

 Okular aufgesetzt wird, unter Zuhilfenahme eines fluores- 

 zierenden Schirmes, auf welchem das Bild in hinreichender 

 Deutlichkeit erscheint. An Stelle der Lupe wird nun die 



