M. Pleißner: Innere Reibaag von Speisefetten etc. 25 



Wendung hat die Bestimmuni,' der relativen inneren Reibung in der 

 Technik zur Bewertung von Schmierölen') gefunden und bedient man 

 8ich hier des Engler'schen Apparates zur Bestimmung der spezifischen 

 oder relativen inneren Reibung. Der Engler'sche und der hier ebenfalls 

 zu erwähnende Traube'sche Apparat benutzen in ihren Konstruktionen 

 den Ausfluß von Flüssigkeiten durch Röhren. Die benötigte Flüssig- 

 keitsmenge beträgt bei dem Enfrler'.-;chen Apparat 200 ccm. Diese 

 Menge ist in der Praxis nicht immer zu beschaffen. Der Traube'sche 

 Apparat begnügt sich mit 8 — 9 ccm Flüssigkeit, er gibt sehr genaue 

 Resultate, hat aber den Uebelstand, daß er sich nur schwer reinigen läßt. 

 Einen einfachen, leicht zu reinigenden und nur wenig Flüssigkeit 

 erfordernden Apparat beschreibt W. Ostwaldt^) in seinem Lehrbuch 

 der Allgemeinen Chemie. Die Methode ■ ist die von Engler und 

 Traube benutzte, und werden nicht die absoluten Werte der inneren 

 Reibung bestimmt sondern die relativen, der Wert des 

 Wassers von 20° gleich 1 gesetzt. Mit Hilfe dieses kleinen 

 ^^ Apparates, dessen Herstellung keine Schwierigkeiten bietet, 

 ^^, sind die nachstehenden Untersuchungen ausgeführt worden. 

 \Hj Aus der Zeichnung ist die Anordnung des Apparates zu 

 ersehen. In einem Wasser- oder Dampfbad ist eine Röhre 

 de untergebracht, welche in ihrem obersten Teil, 

 einige Millimeter weit ist, sich bei c verjüngt, 

 um in eine Kugel k überzugehen, an welche sich 

 die Kapillare ab schließt, die ihrerseits wieder in 

 ^^jjy die weitere Röhre be übergeht. Man füllt den 

 Apparat bis über die Marke mit der Flüssigkeit 

 durch Aufsaugen, und ermittelt die Zeit, in welcher die 

 Oberfläche der Flüssigkeit durch eine oberhalb und unter- 

 halb der Kugel angebrachte Marke tritt. 



Als Wasierbad wurde ein oben und unten geschlossener großer 

 Lampenzylinder benutzt und mit der für den Ze iß 'sehen Butter- 

 refraktometer vorhandenen Einrichtung zur Erzeugung eines Wasser- 

 stromes von bestimmter Temperatur verbunden. Diese Einrichtung 

 diente für die Messungen bei Temperaturen von 10 — 60°. Für die 

 Messungen bei 100*^ wurde ein Wasserdampfstrom durch den Apparat 

 geleitet. Die Zeitmessungen wurden mit einem Taschen- Chronoskop 

 ausgeführt, größere Zeitabschnitte wurden an einer Taschenuhr ab- 

 gelesen. 



1) A. Martens, Schmieröluntersachungen (Mitteilungen a. d. K. techn. 

 Versachsanstalten 1888). 



■-) W. (Jstwald, Grundriß der aUgemeinen Chemie, 1889, S. 114. 

 F. Kohlrausch, Lehrbuch d. praktischen Physik, 1901, S. 223. 



