482 



A. Part heil u. J. A. Rose: Borsäurebestimmung. 



Versuch I Versuch II 



Temperatur 26o 170 



Borsäurelösung in äthergesättigtem Wasser . . . 53,6 com 54,6 com 



Borsäurelösung in wassergesättigtem Aether . . . 46,1 „ 44,4 „ 



20 ccm der letzteren enthielten Borsäure .... 0,0025 g 0,0025 g 

 Die Borsäurelösung in wassergesättigtem Aether 



enthielt Borsäure 0,00576 „ 0,00656 „ 



1 ccm derselben enthielt Borsäure 0,000125 „ 0,000125 „ 



Die Borsäurelösung in äthergesättigtem Wasser 



enthielt Borsäure 0,30438 „ 0,3046 „ 



1 ccm derselben enthielt Borsäure 0,00567 „ 0,005578 „ 



Mithin Teilungsverhältnis 1 : 45,37 1 : 44,62. 



Das Teilungsverhältnis zwischen wässeriger Borsäurelösung und 

 Aether ist demnach keineswegs ein günstiges. Um einer wässerigen 

 Borsäurelösung die Borsäure quantitativ durch Perforation mit Aether 

 entziehen zu können, erschien es daher nötig, einen Perforationsapparat 

 zu konstruieren, der eine möglichst innige Berührung des Aethers und 

 des Wassers gestattete. 



Perforationsapparat zur gewichtsanalytischen Bestimmung 

 der Borsäure. 



Der nebenstehend abgebildete Perforationsapparat, der 

 von der Firma C.Gerhardt, Marquarts Lager chemischer 

 Utensilien in Bonn bezogen werden kann, hat sich uns für 

 die gewichtsanalytische Bestimmung der Borsäure durch 

 Perforation mit Aether bewährt. 



Der wesentlichste Teil des Apparates ist das Spiral- 

 rohr, welches zur Aufnahme der zu perforierenden Bor- 

 säurelösung bestimmt ist und um das etwa fingerdicke Steig- 

 rohr für die Aetherdämpfe angeordnet ist. Oben erweitert 

 sich die Spirale in eine Kugel, in der die Scheidung der 

 wässerigen und ätherischen Lösungen stattfinden soll; die 

 Kugel steht durch ein dünnes Rohr mit dem Steigrohr in 

 Verbindung. Das Steigrohr mündet oben seitlich in ein 

 trichterartiges Gefäß, welches oben mit dem aufgeschliflfenen 

 Kühler versehen ist, unten aber sich in ein dünnes Rohr 

 verjüngt, welches mit einer Tülle in das untere Ende der 

 Spirale mündet und den aus dem Kühler tropfenden Aether 

 in die zu perforierende Lösung zu führen bestimmt ist. 

 Unten ist das Steigrohr an ein Kölbchen angeschliffen. 

 Derartiger Kölbchen läßt man sich zweckmäßig mehrere 

 für denselben Perforator anfertigen. 



