Quincke: Über die Messung magnetischer Kräfte durch hydrostat. Druck. 19 
bei dem Berliner Elektromagneten zwischen 6000 und 12000 (0. 6. 8. 
Zur Vergleichung möchte ich erwähnen, dass bei den bekannten Ver- 
suchen von VeErpET! mit einem ähnlichen Runnkorrr'schen Elektro- 
magneten über die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene 
des Lichtes die magnetische Kraft des constanten magnetischen Feldes 
3500 0. G.S. nicht überschritten hat. 
Bei kleinem Abstand der Polflächen nahm die magnetische Kraft 
des Magnetfeldes nur wenig zu mit Verkleinerung des Abstandes. 
Der magnetische Rückstand, die magnetische Kraft des Magnet- 
feldes zwischen den Polflächen nach Unterbrechung des elektrischen 
Stromes, wurde ebenfalls gemessen und berücksichtigt. Dieser magne- 
tische Rückstand ist nahezu unabhängig von der Stromstärke und 
nur durch den Abstand der Polflächen bedingt: um so grösser, je 
näher die Polflächen an einander stehen. Der magnetische Rückstand 
schwankte bei dem Runnkorrr’schen Elektromagneten zwischen 15 
und 540 0.G.S.; bei dem Berliner Elektromagneten zwischen 400 
und 500 0.6.8. 
Aus der Ablenkung einer Declinationsnadel in der Nähe des 
Elektromagneten lässt sich nur auf das magnetische Moment des 
ganzen Elektromagneten schliessen, nicht auf die magnetische Kraft 
der einzelnen Stellen des Raumes in der Nähe der Polflächen des 
Elektromagneten. Bei dem Berliner Elektromagneten verhielten sich 
die Quadrate der magnetischen Kräfte des Magnetfeldes zwischen den 
Polflächen nahezu wie die 3/, Potenzen der magnetischen Momente des 
ganzen Elektromagneten. 
Die Polflächen des Runmkorrr’schen Elektromagneten konnten 
vertikal oder horizontal gestellt werden, so dass die Magnetkraftlinien 
des Magnetfeldes zwischen den Polflächen horizontal oder vertikal waren. 
Ein oben offener quadratischer Trog aus vernickeltem Messing- 
blech hatte vertikale Seitenwände aus Spiegelglas und eine eiserne 
runde Bodenplatte von 150”"" Durchmesser. Die letztere wurde auf 
die untere horizontale Polfläche des Runmkorrr'schen Elektromagneten 
gestellt, die obere Polplatte bis auf 1.7”” oder 3.3”” genähert und 
der Trog mit verschiedenen magnetischen Flüssigkeiten (Sulfaten und 
Chloriden von Mangan, Eisen, Kobalt und Nickel in Wasser gelöst) 
gefüllt. Drei Stückchen Spiegelglas oder Messing von gleicher Dicke 
verhinderten die Berührung der Polflächen beim Magnetisiren. 
Von einer ceentralen Öffnung in der oberen Polfläche führte eine 
dünne Messingröhre zu einem Schwefelkohlenstoff-Manometer und einem 
langen Kautschuckschlauch mit Hahn, ähnlich wie bei den Unter- 
1 
VErDEr, Oeuvres I. p. 119 et 180. Ann. de chim. (3) LI. p. ı29 sqq. 
