. 601 
Über eine Einrichtung zur Darstellung 
der von der Pariser Gonferenz zur Bestimmung der 
elektrischen Einheit angenommenen Lichteinheit. 
Von WERNER SIEMENS. 
08 internationale Conferenz zur Bestimmung der elektrischen Ein- 
heiten, welche kürzlich in Paris tagte, hat unter Anderem auch be- 
schlossen, als Lichteinheit die Menge des Lichtes anzunehmen, welche 
von einer Fläche von ı "Jam geschmolzenen Platins ausgeht, welches 
in Erstarrung begriffen ist. Sollte diese Einheit eine praktische Be- 
deutung erhalten, so war es nöthig, eine einfache, leicht verwendbare 
Einriehtung zu treffen, um vergleichende Messungen mit ihr an be- 
liebigen Orten ausführen zu können. Es schien diese Aufgabe besonders 
durch den Umstand sehr erschwert, dass das Platin beim Schmelzen 
leicht Kohle, Silicium und andere Stoffe aufnimmt, wodurch seine 
Schmelztemperatur wesentlich erniedrigt wird. 
Der kleine Apparat, welchen ich der Akademie hier vorlege, 
entspricht eigentlich der Definition der Lichteinheit, wie sie in Paris 
festgesetzt ist, nicht ganz, da er die Lichtmenge, die von schmel- 
zendem, und nicht die, welche von erstarrendem Platin ausgeht, an- 
giebt. Es ist aber wahrscheinlich, dass diese Differenz bei chemisch 
reinem Platin sehr klein ist. Die Einrichtung basirt auf der Schmelzung 
eines sehr dünnen Platinbleches durch den galvanischen Strom. Das 
Blech ist in einem Metallkasten eingeschlossen, welcher dem vom 
glühenden Bleche ausgehenden Lichte nur den Austritt durch ein Loch 
von o.ı []em Querschnitt gestattet, welches demselben nahe gegen- 
übersteht. Die Wände des Loches sind conisch und das Platinblech 
überragt dasselbe nach allen Seiten. Im Augenblicke des Schmelzens 
des Platinbleches tritt daher aus dem Loche eine Liehtmenge von o.ı 
der Lichteinheit, 
