742 Gesammtsitzung vom G. Juli. 



in entgegengesetzter Richtung auf einander folgenden Ströme. Durch 

 den ersten (positiven) Strom wird das schon vorhandene magnetische 

 Moment (Jf) um {m) vergrössert, und der Nadel ein Drehungsmoment 

 ^proportional / {M + m) crtheilt , wenn unter / die Intensität des 

 Stromes verstanden wird ; durch den zweiten (negativen) Strom tritt 

 eine der Vermehrung im <n\sten Falle gleiche Verminderung des 

 magnetischen Momentes ein, so dass das Drehungsmoment in diesem 

 Falle proportional — i (M — m) zu .setzen ist; das von beiden her- 

 rührende Drehungsmoment ist mithin proportional 2 i/n. Durch eine 

 ähnliche Betrachtung sieht man leicht ein, dass das Drehungsmoment, 

 welches die Nadel nach dem Meridian zurück zu drehen strebt, von 

 dem inducirten Magnetismus unabliängig imd dem Ausdruck 2 TM 

 proportional ist, wo (T) die horizontale Intensität des Erdmagnetismus 

 bedeutet. 



Zvi den Vorversuchen diente ein gewöhnliches Galvanometer mit 

 ringförmigem Magneten, dessen Drahtspirale man in eine solche Lage 

 gebracht hatte, dass ihre Windmigsebene einen Winkel von unge- 

 fähr 45° mit dem magnetischen Meridian bildete, und dui'cli dessen 

 Drahtsph'ale die Ströme eines Du Bois - REYMONn'schen Schlitten- 

 apparates geschickt wurden. Der Zweck dieser Vorversuche war, zu 

 sehen, ob die »doppelsinnige Ablenkung» sich zum Messen der 

 Intensität von Wechselströmen eigne, d. h. ob die Aljlenkung auch 

 für schwache Ströme eine schickliche Grösse erreiche und ol) die 

 Nadel des Instrumentes für dieselbe Stromstärke immer dieselbe Ein- 

 stellung zeige, was bei etwaigen Veränderungen im magnetischen 

 Zustande der Nadel nicht der Fall sein würde. Bezüglich l>eider 

 oben genannten Punkte war das Resultat ein so befriedigendes, dass 

 die H(5ffnung begründet schien durch eine günstigere Gestalt der 

 Rollen und des Magneten, so wie durch Verminderung der erd- 

 magnetisclien Directionskraft ein zu Messungen vollkommen brauch- 

 bares Instrument herzustellen. Nach einigen Umformungen erhielt 

 der Apparat folgende Form. 



Besclu"eibung des Apparates. 



An einem EoELMANN'schen Galvanometer wurden, nach Entferaung 

 der zum Dämpfer gehörenden Theile, zwei Rollen — jede mit 2200 

 Windvmgen von 0.25"" dickem, mit Seide besponnenem Kupfer- 

 draht — angebracht: der Spielraum des Magneten war ein recht- 

 winkliges Parallelepiped von 11""" Höhe, 61""'" Breite und Länge. 

 Der Gesammtwiderstand der Rollen betrug 452 S. E. Als Magnet 



