Cheesman : liier die Messung von Wechselströmen ii. s. w. 748 



diente ein Bündel von elf glasharten Stahldrähten [Durchmesser 

 = 1.6""" |. die zur Sättigung magnetisirt waren. 



Die Verminderung der erdmagnetischen Directionskraft kann ent- 

 wedi'r wie gewöhnlich durch einen im passenden Ahstand angebrachten 

 Astasirungsmagneten geschehen, oder da<lurch, dass man — je nach 

 dem gewünschten Grad der Astasining — eine Anzahl der zu einem 

 Bündel vereinigten Magnetstäbchen mit ihren Polen in entgegen- 

 gesetzter Richtung als die andern legt, was olienbar die Empfindlichkeit 

 des Instrumentes erhöhen muss, da die hervorgebrachten Ablenkmigen 

 allein in Folge des inducirten Magnetismus auftreten und da das 

 Drehungsmoment von Seiten der Wechselströme auf den permanenten 

 Magnetismus Null ist. Aus verschiedenen Clründen ist jedoch die 

 erste Methode vorzuziehen. 



3Ia»;netislruii^ der Galvanoinefoniadol. 



Die Art der Magnetisirung der Galvanometernadel ist hierbei von 

 Bedeutung. Bekanntlich wirkt eine magnetische Scheidungskraft auf 

 einen harten Stahlmagneten nicht nur so ein, dass Magnetismus 

 inducirt wird, im Allgememen ti'itt auch eine Veränderung des per- 

 manenten Magnetismus ein. Wenn die Induction immer von emer 

 solchen Veränderung begleitet wäre, würden die Angaben eines solchen 

 Listrumentes , wie das hier beschriebene, offenbar illusorisch sein. 

 Es geht aber aus den Untersuchungen von Hrn. Fromme') hervor, dass 

 durch wiederholtes Magnetisii-en durch eine Ki-aft (P) der permanente 

 Magnetismus des Stahles sich einem Grenzwerthe nähert, und, nach- 

 dem dieser erreicht ist, vermögen Kräfte, welche kleiner als P sind, 

 keine Änderung des permanenten Magnetismus hervorzubringen. Dar- 

 aus folgt jedoch nicht, dass Ströme von entgegengesetztem Vorzeichen, 

 wie solche im vorhegenden Falle zur Wirkung kommen, den Magnetismus 

 nicht verändern könnten; dass aber dies nicht oder nicht merklich 

 bei den gebrauchten Nadeln, die durch wiederholte Einwh'kung einer 

 grossen Scheidimgskraft magnetisirt waren, der Fall gewesen ist, 

 glaube ich aus folgenden Gründen annehmen zu dürfen. Eine Ver- 

 änderimg des magnetischen Zustandes könnte in einer Verschiebung 

 der magnetischen Axe, so wie in einer Veränderung des mag- 

 netischen Momentes bestehen. Wäre jenes eingetreten, so müsste 

 es sich (hu'ch eine unregelmässige Andei'ung des Riüiepunktes des 

 Instrumentes bei oflenem Stromkreise zu erkennen geben; eine gra- 

 phische Darstellung der Ruhepunkte bei zwei Beobachtungsreilien , die 



') PoGG. Ann. Ergänzungsband VII. p. 414. 1870. 



