Cheesman: Fber die Messiinji; von Wecliselströnien ii. s. w. 745 



/ die Stromstärke, 



5(-ß) eine Function, die von den Windungen u. .s. w. abhängt, 

 bedeutet. 31' kann dm-cli (| {R) i cos {a — (p) ersetzt werden , woraus folgt : 

 ., _ sin (^ _ MT 



Für den speciellen Fall, dass et := 45° ist, weicht der Werth 

 von schon bei <* = ■jo um 0.2 Procent von dem von ta-rf) ab. 



Empfiiulliclikeh. 



Die Grösse des Ausscldages bei sonst gleichen Verhältnissen muss 

 wesentlich von der Schwingung.sdauer der Nadel abhängen. Um ein 

 Urtheil über die Empfindlichkeit des olien beschriebenen Apparates 

 für verschiedene Schwingungsdauern seiner Nadel zu erhalten, schaltete 

 ich denselben und ehi WEBER'sches Elektrodynamometer zusammen in 

 einen und denselben Stromkreis ein und stellte in einer Tabelle das 

 Verhältniss der Angaben meines Apparates, dividirt durch die auf 

 gleichen Scalenabstand reducirten Angaben des WKBEß'schen Dynamo- 

 meters'), wie folgt zusammen: 



Schwiiigungsdauer Quotient der Aiissdiläge 



2 2 See. 4.3 



16 » 2.6 



IG» I . I 



8.3 » 0.7. 



Versuche. 



Es erübrigt noch einige Bestimmungen anzuführen, die gemacht 

 wurden, um durch den Versuch die Tauglichkeit des Apparates zu 

 erproben. Als Beisjiiel gebe ich zwei Besthnmungen von Flüssigkeits- 

 widerständen, die im einfachen Stromkreise mittels der Substitutions- 

 methode ausgeführt \v^u■den, an. Als Strom dienten die Indvictions- 

 ströme eines du Bois-RKYMONn'schen Schlittenapparates; liehufs eines 

 gleichmässigeren Vei'laufs der Ströme befand sich , nach Angabe des 

 Hrn. Helmholtz, die inducirende Spirale in einer Nebenschliessung. 

 Durch soi'gtaltiges Einstellen des Federcontacts kann es leicht erreicht 

 werden, dass die Ströme sich sehr continuirlich ändern, so dass der 

 Änderung der Sti-omstärke Rechnung getragen werden konnte. Als 



') Dynamometer von Leyser. Anzahl der Windungen der Galvanometerrollp 

 = 1860. Widerstand = 145 S. E. Anzahl der Windungen der Bifilarrolle 4380. 

 Widerstand = 195 S. E. Schwingungsdauer der Bifilarrolle = 20 See. 



