968 Sitziiiifj der phvs. - matli. ('hisse v. 9. Nov. 



Mittlieilnuy 



•26. Oft. 



SO dass Messungs- Resultate konil)inirt worden, welche nicht zusammen- 

 gehören. 



Aus diesen Gründen hahe ich' vorgeschlagen, die Lage von Flächen, 

 welche wenig von einer einge.stellten Zone abAveichen. dadurch, oline 

 Veränderung der Justirung, zu bestimmen, dass man den scheinliaren 

 Abstand ihres Reflexes von der justirten Zoneneljene und die Limbus- 

 Position verwerthet. l)ei welcher der Ketlex senkrecht über ( — oder 

 unter) der Einstellungsmarke steht. 



Messungen des Abstandes nicht tautozonaler Reflexe von einer 

 eingestellten Zonenebene sind zuerst von (Ihotu" angewendet worden, 

 mii einen bei stauroskopischen Beobachtungen möglichen Einstellungs- 

 fehler zw elimmiren. Er benutzt dabei ;ui Stelle des Fadenkreuzes eine 

 Glasplatte, auf welcher ein Linienkreuz eingeschnitten und <ler der 

 Limbiisaxe parallele Vertical -Strich durcli km'ze (^)uerstriclie in kleine 

 Abschnitte getheilt ist, deren Bogeniiquivalente cnipiriscli festgestellt 

 werden; nach dem so gewonnenen Maassstabe wird der Abstand ^•om 

 Mittelpunkte geschätzt, in welchem der Reflex einer fernen Licht- 

 fl;unme den Vertical -Strich passirt. Eine fein(>re Bestinnuung würde 

 ein beweglicher, von einer MikromctiM-- Schraube geführter Ilorizontal- 

 faden gestatten, dadurch aber das Instrument wesentlich vertheuert. 

 aucli weniger stabil gemacht worden, sn dass diese Einrichtung mit 

 Bezug auf ihre exceptionelle Verwendung nicht empfohlen werden kann. 

 Dieserhalb habe ich (loco citato), jedoch ohne nähere Begründung, 

 den Vorschlag gemacht, als Signal eine möglichst kleine rimde 

 Öffrumg anzuwenden, durcli welche intensives Licht einfallt, ferner 

 dem Vertical- und Ilorizontalfaden im Beobaclitungsfcrnrolir noch 

 zwei initer 4V^ geneigte Fäden hinzuzutiigen . ( — oder durcli Um- 

 stecken der Fassung zu erzeugen) >md — 

 Fig. I die Limbusdrehung , welche noth- 

 wendig ist. um das reflectirte Signall lild 

 von dem einen sclu-ägen Faden zu dem 

 anderen zu führen, also den Weg von /■, 

 nach >\ zu beschreiben, gleich zu setzen 

 dem Abstände un-. in welchem das Retlex- 

 l)ild denVerticaltaden vom Mittel] )unkte m 

 ab schneidet. 



Ist nun aucli das aus einer kleinen 

 runden Ofthung bestehende Signal zweifel- 

 los die beste Einriclitimg. um die all- 

 gemeine Anordnung <les Coniplexes zu 



' r;ROTH"s Zeitschrift IV. (i88o). S. 562. 

 - l'nOGKXi). Ann. 144. 34. 



%. /. 



