Websky: Messung kleiner Nornialeiibo^en. ÜDÖ 



erkeuneii, so bctVicdigten die mit ihm ausgeführten Versuche der 

 Messung doch nicht sonderlieli bezüglich der Gleichmässigkeit der 

 erlangten Zahlen werthe. so dass ich einer anderen auf demselben 

 Princip beruhenden Einrichtung jetzt den Vorzug gebe. 



Es ist von Schralf' als allgemein verwendbares Signal ein ans 

 zwei auf ehiander senkrechten, gegen die Retlexions- Ebene um. 45° 

 geneigten beleuchteten Sjialten bestehendes Kreuz vorgeschlagen worden. 

 In der von mir angewandten von R. Fuess in Berlin ausgeführten Ein- 

 richtung ist dasselbe dadurch hergestellt worden, dass auf einer runden 

 versilberten Glasplatte von 18""" Durchmesser die Silberdecke in o. ■■=,""" 

 Breite in zwei auf einander senkrechten Richtungen auf der Theil- 

 maschme ausgehoben ist. so dass dvuvh die so entstandenen linearen 

 Entblössungen das Licht einer Flamme hindurch fallen kann; die 

 Fassung der Platte wird durch vier Stellschrauben in einem Kopf 

 festgehalten, welcher in das Signalrohr des Goniometers gesteckt 

 werden kann. Stellt man das Beobachtuugs- Fernrohr diametral gegen 

 das Signalrohr, so kann man durch die Stellschrauben die Mitte des 

 Signals genau in die Ebene des Horizontalfadens im Beobachtungs- 

 Fernrohr centriren und anderseits di(> 45'^-Stelhmg dadurcli justiren, 

 dass man die l)eiden Bögen liegleicht. lun welche das Beobachtungs- 

 Fernrohr von der Mitte rechts und links hin gewendet werden nuiss, 

 damit dieselbe anderweitige Stelle des Verticalfadens, z. B. bei einem 

 stark vergi'össernden Ocular die GesichtsfeldgTcnze , die nach links 

 und rechts geneigte Lichtlinie schneidet. 



Von tautozonalen Flächen der eingestellten Zone wird dieses 

 Signal In der Weise retlectirt, dass beim Drehen des Limbus dei" 

 Kreuzpunkt der Lichtlinien auf dem Horizontalfaden des Beobachtungs- 

 Fernrohres entlang läuft: wenn der Kreuzpunkt der Lichtlinien 

 den Mittelpunkt des Fadenkreuzes deckt, halbh't die Normale der 

 .spiegebiden Ki-ystalltläche den Winkel zwischen diesem mid der 

 Sigiiahnitte. Wenn man die nach der Seite der Retlexionsnormale 

 divergirenden beiden Schenkel der Lichtlinien des Signals die in- 

 neren und die andej-en beiden die äusseren nennt und einen Gonio- 

 meter mit horizontalem Lünl)us im Auge hat. so erscheint im 

 Spiegel einer tautozonalen Kiystalltläche ohne Fernrohr beobachtet, 

 die innere-obere Lichtlinie als äussere-obere, die äussere-obere 

 Lichtlinie des Signals als innere-obere. Betrachtet man aber den 

 Retlex durch das Beol)achtungs- Fernrohr, welches als sogenanntes 

 astronomisches das Bild umkehrt, so erblickt man den oberen-äusseren 



' Sitzunjisberiehtc der Akademie in Wien (18-1). 64. 1. — (iRoiK Zeitsd 

 (1879) 8. 356.^ 



