l()/ll Sitziiiig (Ici- [ihys. - iiuilli. Cliisse v. 7. Dec. — iVIiltlieilimi; v. 30. Nov. 



1 . Widerstandsänderuiigeii. 



•2. Verändcn'iingon der clektrodyiiainisclien Potentiale der Kreise auf 

 siel) selljst. z. B. durch Einführung eines Eisenstalis in eine 

 Rolle, welche zu dem einen oder anderen Stromkreise gehört. 



3. Einschaltung von Flüssigkeiten mit [lolnrisirliaren Metall- 

 elektroden. 



IL Üljer die Messung der durch Wechselströme liewirkten 

 Polarisation von Metallplatten in Flüssigkeiten. 



llr. F. KoHLEAi'scH hat nachgewiesen (Pogg. Ann. 14S. 143 — 1 54), 

 dass auch liei schnellem Wechsel der Richtung des polarisirenden 

 Stromes die elektromotorische Kraft der Polarisation recht Ijedeutende 

 Werthe erreichen kann. Derselbe fand, dass die Ehischaltung einer 

 Flüssigkeitszelle in den Stromki-eis eines Sinusinductors Veränderungen 

 der Amplituden der elektrischen Schwingungen bewirkt, welche zur 

 Messmig der Polarisation benutzt werden können. Die von Hrn. Kohl- 

 rausch entwickelte Theorie ergiebt, dass in diesem Fall gleichzeitig 

 eine Phasenveränderung der Schwingungen eintritt, welche von der 

 elektromotorischen Kraft der Polai'isation abhängt. Es soll hier gezeigt 

 werden, dass diese Phasenverschiebung mit Vortheil zur Bestimmung 

 der Polarisation verwerthet werden kann. 



Befinden sich die beiden MultiplicatorroUen in gekreuzter Stellung, 

 sind ferner die Widerstände der beiden Stromkreise so geregelt, dass 

 das Elektrodynamometer unter der Einwirkung der Wechselströme 

 keine Ablenkung erfährt, so bewirkt die Einschaltung einer Flüssig- 

 keitszelle im Allgemeinen sehr bedeutende Ausschläge. Dieselben 

 können von der Verändermig des Widerstandes des betrefi'enden Strom- 

 kreises und von der Polarisation herrühren. Die im ersten Abschnitt 

 mitgetheilten Versuche zeigen indess (vergl. Reihe 2), dass die erste 

 Ursache verschwiiulend klein ist im Vergleich zur zweiten. Die Ver- 

 änderung des Widerstandes ic von 1600 S. E. auf 1800 S. E. bewirkte 

 mu- eine Veränderung des Ausschlags von -f- i o auf — 5 Scalentheile. 

 Die später mitzuth eilenden Versuche süid aber unter noch viel günstigeren 

 Verhältnissen angestellt. Ausserdem habe ich mich mehrtäch direct 

 überzeugt, dass die Vergrösserung des Flüssigkeitswiderstandes aid* 

 das vier- bis fünifache keinen Eintluss auf die erhaltenen Ablenkungen 

 hatte. Dieselben rühren daher aussclüiesslich von der Polarisation her. 



Eine einfache an die von Hrn. F. Kohlrauscii (a. a. 0.) gegeliene 

 Theorie sich anschliessende Rechnung zeigt, A^on welchen Umständen 

 die Ablenkung des Elektrodynamometers in diesem Falle abhängt. 



