OuKRBKCK : i'lier die Pliasciiiinfer.schiedc rli'ktiiscIiiT ^clisviiiinuni;»^!!. 



1073 



Es ergab sich hierbei Folgendes, wobei mit /' die wii'ksame 

 Plattentläehe bezeichnet werden soll. 



3. Platinplatten in eoncentrirter Kochsalzlösung. 



Während die Grösse der wirksamen Metalltläche auf das Sechs- 

 fache zunimmt, sinkt die Polarisation noch nicht ganz auf den dritten 

 Theil des ersten Werthes. Die Grösse q ist daher nicht, wie man 

 erwarten sollte, der Plätteniläche umgekehrt proportional, sondern 

 verändert sich nach einem complicirteren Gesetz, das in jedem Falle 

 besonders festzustellen ist. 



Die hier beschriebene Methode, die Polarisation zu untersuchen, 

 geAvährt anderen Methoden besonders bei Benutzung constanter Ströme 

 gegenüber eine Reihe von Vorzügen , welche zum Schluss noch erwähnt 

 werden sollen. 



1 . Die Messungen sind ganz unabhängig von einer andauernden 

 Ungleichheit der Platten, welche coustante oder unregelmässig ver- 

 änderliche Ströme bewü-ken kann. 



2. Die polarisü-enden Wechselströme können keine erheblichen 

 Veränderungen in der Flüssigkeit (Concentrations-Unterschiede) oder 

 an den Elekti'odentlächen hervorbringen. 



3. Die Polarisation wird gemessen, ohne dass der polailsirpnde 

 Strom unterbrochen zu werden bi-aucht. 



4. Die Einwirkung des polarisirenden .Stromes auf das Beobach- 

 tmigs-bistrument ist durch die Versuchs -Anordnun.ü,- ausgeschlossen. 

 Die Ablenkungen desselben shid nur eine Folge der Phasen -Verände- 

 rung, welclie die elektromotorische Kraft der Polarisation hervoiTuft. 



Dagegen macht sich als em störender Umstand die langsame 

 Abnutzung des rotirenden Magnets — d. h. die langsame Abnahme 

 seines magnetischen Moments — geltend. Da die mitgetheilten Ver- 



