412 Sitzung der pliys. - math. Classe v. lfi. Mai. — Mittheilung v. 2. Mai. 



, zeugeiidsten : Man ersetzt' im Widerstandsgefäss das Wasser durch 

 Xylöl: man schalte, da das letztere ein sehr vollkommener Isolator 

 is( . neben dasselbe einen Graphitwiderstand, welcher dem Widerstand 

 des Wassers im Gelasse an Grösse gleich ist. Die jetzige Anordnung 

 unterscheidet sieh dann von der früheren nur durch die proportional 

 der D. C. veränderte Capacität. Der Versuch ergiebt nun Folgendes: 

 hei einer bestimmten Stellung des Mikrometers ist der Elektrometer- 

 Ausschlag noch gleich Null. — «., wird noch vor n l aufgeschlagen; 

 - man schiebt die Schraube um einen Sealentheil vor: das Elektro- 

 meter zeigt jetzt bereits denselben Ausschlag, den es bei beliebig 

 grossen Ladungszeiten erhält. 



Die Polarisation der Elektroden. 



Durch den Ladungsstrom, welcher die Potentialdifferenz w zwistdien 

 den Elektroden der Wasserzelle hervorbringt, werden dieselben pola- 

 risirt. Es soll im folgenden gezeigt werden, dass dieser Umstand ohne 

 Einfluss auf die Messungen ist. Von F. Kohlrausch ' ist bewiesen 

 worden, dass die elektromotorische Kraft der Polarisation von Platin- 

 Elektroden in verdünnter Schwefelsäure, welche durch kleine Elek- 

 tricitätsmengen hervorgebracht wird, den letzteren proportional ist. 

 Der Vorgang kann daher rechnerisch so behandelt werden, als wenn 

 an den Grenzen von Flüssigkeit und Elektrode je ein Condensator in 

 den Stromkreis eingeschaltet wäre. Die Capacität dieses fictiven 

 Doppelcondensators ergiebt sich aus den Angaben von Kohlrausch 

 zu 0.13 Mikrofarad für jedes Quadratmillimeter einer Elektrode, (beide 

 Elektroden als gleich gross vorausgesetzt). Dies gilt für blanke 



Platin - Elektroden ; für platinirte würde 

 die Zahl viel grösser sein; gerade des- 

 halb sind platinirte Elektroden von 

 Kohlrausch in die Widerstandsmessungen 

 eingeführt worden. Es soll im Folgen- 

 den mit der obigen Zahl, die ein zu un- 

 günstiges Resultat ergiebt, gerechnet 

 werden. Die Versuchsanordnung würde 

 sich jetzt, (wenn man zur Vereinfachung 

 der Rechnung das Elektrometer unter- 

 drückt), schematisch durch Fig. 2 dar- 

 stellen, avo iTt die beiden neu einge- 



Fig. 2. 



1 Pogg. Ann. 148. S. 143 (1873) 



