v. HErner-Atreneck: Lichteinheit und Photometer. 983 
natürlich nicht beliebig, sondern um ein genaues Vielfache ihrer jetzi- 
gen Grösse, herstellen liesse. Ich habe zu diesem Zweck eine Anzahl 
von in ihren Abmessungen bestimmbaren Querschnitten des Docht- 
kanals geprüft, zunächst Flachbrenner mit länglich rechteckigen oder 
aus Kreisbogen zusammengesetzten Querschnittsformen, mit ebener 
oder in der Mitte bogenförmig erhöhter Mündung, dann hohle Rund- 
brenner, endlich aus einzelnen Rohren verschiedenartig zusammen- 
gesetzte, dabei aber geschlossene Flammen erzeugende Brenner, selbst- 
redend immer unter Vermeidung unbestimmter Einflüsse durch Glas- 
eylinder oder dergleichen. Alle diese Brenner erzeugten entweder 
überhaupt keine ruhige, in der Höhe bestimmbare Flamme oder bei 
einer solchen nicht einmal die doppelte Lichtstärke der Einheit. Als 
Gewinn ergab sich nur die erhöhte Gewissheit darüber, dass die ein- 
fache Lichtstärke und das kreisrunde Dochtrohr beizubehalten seien. 
Ich habe auch versucht, den Dochtkanal ohne eigentliches Docht- 
rohr, sondern nur durch ein Loch in einem Metallklotze herzustellen, 
was den Gipfel der Einfachheit bedeutet hätte. Es ergab sich aber un- 
genügende Leuchtkraft und hauptsächlich zu lange, kaum bestimmbare 
Dauer bis zum Eintritt sich gleichbleibender Erwärmungsverhältnisse. 
Es fragt sich nun, was an dem Dochtrohr zu verbessern ist. 
Zunächst hat sich mehrfach ergeben, dass eine weitere Verdickung 
der Wandung aus zwei Gründen vortheilhaft wäre, einmal weil die 
Flammenspitze dabei etwas weniger auf und abgehend wird und dann 
zur Vermeidung der leichten Verletzbarkeit bei allgemeinem Gebrauche. 
Verdiekte Wandstärke erzeugt eine etwas verringerte Lichtstärke, welche 
durch vergrösserten Durchmesser wohl gerade noch, jedenfalls bei 
vergrössertem Durchmesser durch ein erhöhtes Flammenmaass auszu- 
gleichen ist. 
Wenn doch einmal geändert wird, dann taucht auch die Frage 
auf, ob nicht das Dochtrohr aus einheitlichem Metall, statt aus nur 
annähernd bestimmter Legirung, dem Neusilber, zu machen wäre. 
Die Wärmeableitung ist nicht ohne Einfluss auf die Dochtstellung und 
Lichtstärke. Wenn die Verschiedenheiten des Neusilbers in dieser Hin- 
sicht auch noch keinen erkennbaren Einfluss gezeigt haben, so war 
dieser Umstand doch für die Reichsanstalt eine Veranlassung, jedes 
Lämpehen nicht nur auf die Richtigkeit seiner Abmessungen, sondern 
auch auf seine thatsächliche Lichtstärke hin zu prüfen, was eigent- 
lich dem Geiste der Einheit zuwiderläuft. 
Mit der Änderung in den Abmessungen bekommt man auch in 
Bezug auf die Auswahl des Brennstoffes wieder freie Hand. Bei der 
damaligen Wahl hatte ich mich, da mir die erforderlichen Fachkennt- 
nisse abgehen, an den Chemiker der Firma C. A. F. Kaurtsaum, Hrn. 
