88 Gesammtsitzung vom 23. October 1902, 
dabei ein kleiner Hohlspiegel benutzt, welcher in abweichender Form 
der Anwendung auch schon von anderer Seite versucht worden ist. 
Man sieht aus beliebiger Ferne durch eine weite Öffnung unter 
der Marke hindurch nach dem Hohlspiegel und das Bild der Marke an 
Stelle der Flammenspitze (bei gewisser Veränderung auch umgekehrt) 
bei jeder Höhenlage des Auges. 
Nicht zu übersehen ist auch, dass unsere Einheit schon einmal der 
Gegenstand eines internationalen Beschlusses, allerdings etwas eigen- 
thümlicher Art, auf dem Genfer Elektriker-Congress gewesen ist. Es 
könnte vielleicht einmal eine goldene Brücke für eine klar ausgesprochene 
allgemeine Einführung bauen, wenn Neubestimmungen an der Lampe 
unter Zuziehung von Fachleuten anderer Nationen herbeigeführt würden. 
Allerdings sollte eine solche Eventualität uns dann gut vorbereitet treffen. 
Indem ich zu dem zweiten, auf neue Anordnungen an Photometern 
sich beziehenden Theil meiner Mittheilung übergehe, schicke ich einige 
Bemerkungen über ältere Photometer voraus, um einen Vorschlag zu 
begründen, welcher erhöhte Empfindlichkeit auch bei einfacher Bauart 
herbeizuführen mir geeignet erscheint. 
Es lassen sich nämlich die bestehenden mannigfachen Photometer, 
insoweit sie auf Gleichbeleuchtung zweier Flächen durch den Quadra- 
ten der Abstände proportionale Lichtstärken beruhen, in zwei Gruppen 
eintheilen: in solche, die man mit elementaren Mitteln zusammenstellen 
kann, und solche, die zu mehr oder weniger kostbaren optischen Appa- 
raten ausgebildet sind. Wenn auch bezüglich der letzteren bereits ein 
Höhepunkt in der Vervollkommnung erreicht zu sein scheint, so werden 
dadurch die einfachen Photometer und etwaige Verbesserungen daran 
nicht werthlos, einmal schon eben wegen dieser Einfachheit und dann, 
weil die Hauptschwierigkeit des Lichtmessens doch in der häufigen 
Verschiedenheit der Farben bei den zu vergleichenden Lichtern und 
den Schwankungen der Lichtstärken liegen. Schon die Einheit ist 
sehwankend und stellt sich nur zeitweise richtig ein. Man muss des- 
halb darauf eingeübt sein, die Gleichbeleuchtung zweier Flächen schnell 
zu erkennen, bevor das Auge ermüdet. Der Grad der Übung darin 
mit dem einen oder anderen Photometer kann die Abstufung in deren 
Güte wohl überdecken. 
Das Bunsen’sche Fettfleck-Photometer, mit der eine wesentliche 
Verbesserung darstellenden Rünorrr’schen Spiegelanordnung, ist bei 
uns die längste Zeit hindurch so gut wie ausschliesslich im Gebrauch 
gewesen und wird vielleicht noch am meisten benutzt. Über diesen 
alleinigen Gebrauch war eine Richtung im Photometerbau ausser Acht 
gekommen, zu deren Wiederaufnahme ich durch eine im Jahre 1883 
