352 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 5. April. 
ständen von ungefähr 0.3 bis 20” Seeunden zu verändern. Darüber 
hinaus kommen die Fehler nicht mehr in Betracht, die man bei Schliessen 
und Öffnen mit der Hand nach der Uhr begeht. Dieselbe Vorriehtung 
besorgt endlich auch die Schliessung des Bussolkreises nach Öffnung 
des Säulenkreises nach möglichst kurzer und gleicher Zeit. 
Die zum Polarisiren angewandten galvanischen Apparate waren 
eine Danterr'sche Kette von der gewöhnlichen (Irinkglas-) Grösse, 
deren verdünnte Schwefelsäure bei 19°.4 1.03 Dichte besass, und eine 
Grove'sche Säule aus den bekannten kleinen Elementen, deren ich 
fünfzig besitze." Um von dem veränderlichen Widerstand der Bäusche. 
Schneiden. Muskeln u. s. w. unabhängig zu sein. wurde der gute Zustand 
der Säule mit einer metallischen Schliessung eontrolirt. Andere Elektro- 
motore werden besonders erwähnt. 
Die secundär-elektromotorischen Wirkungen wurden an der ape- 
riodischen Bussole beobachtet. Da diese Wirkungen oft doppelsinnig 
sind. so leistet die Aperiodieität hier ganz besonders werthvolle 
Dienste; sie macht Vorkehrungen unnütz, wie ich sie ursprünglich 
anwendete, wodurch der Bussolkreis anstatt möglichst schnell nach 
Öffnung des primären Kreises, erst kürzere oder längere Zeit nachher 
geschlossen wurde. 
Endlich versteht es sich von selbst. dass wie bei Elektrotonus-. 
so auch bei Polarisations-Versuchen stäte Überwachung des primären 
Stromes an einer besonderen Bussole unerlässlich ist. Mit keiner 
anderen als der Wiırnrmann'schen Bussole wäre dies hier möglich, 
wo es sich darum handelt. in aufeinanderfolgenden Versuchen viel- 
leicht die dauernde Ablenkung durch den Strom von dreissig Grove, 
und den fast zehntausendmal schwächeren Ausschlag durch einen nur 
wenig Tausendstel einer Seeunde anhaltenden Stromstoss von Einem 
Daniell messend zu vergleichen. 
Ich verlor viel Zeit und Mühe mit dem Versuche, die Bussole (P) 
für den polarisirenden und die (S) für den secundären oder Polarisations- 
Strom im nämlichen Fernrohr abzulesen. Abgesehen von technischen 
Schwierigkeiten wird der Beobachter dabei mit zu vielen Geschäften 
auf einmal belastet, und ich kehrte zur einfachsten Art zurück, einen 
Gehülfen die zweite Bussole ablesen zu lassen. 
' Im ‚Jahre 1849 hatte die Akademie, der ich noch nicht die Ehre hatte anzu- 
gehören, die Güte, mir auf meine Bitte für diese Untersuchung eine hundertgliederige 
Danıerr'sche Säule von Siemens und Harske zur Verfügung zu stellen. Ich kehrte 
aber bald zu den kleinen Grove zurück, die bei grösserer Leistung so viel hand- 
licher sind. 
