von Hernuorrz: Bestimmung magnetischer Momente mit der Waage. 407 
die yAxe vertical, bezeichne mit H und V die Momente der betref- 
fenden Magnete und setze 
h— 2(u2) und 9—= 2 (un), 
so ist- der vollständigere Werth der Glieder, die nach Combination 
der vier oben erwähnten Wägungen übrig bleiben, 
12-H-V 40oHw—30V.h 
a* 2 7m 6 z e 
1 a 
Die Grössen 
v 8 I 
und 
) eh 
2 
kann man, da es sich nur um Correetionsglieder handelt, durch mag- 
netometrische Messungen bestimmen, oder auch mit der Waage, indem 
man die Wägung bei höherer oder tieferer Aufhängung eines der 
Magnete wiederholt. Setzt man 
Het und — zu. n 
so ist 
2b under 2: 
d. h. diese ersten Glieder der Fernwirkung sind dieselben, wie sie 
zwei einzelne punktförmige magnetische Quanta + b und — b in der 
Entfernung 2x von eimander, beziehlich + vd und — v in der Entfer- 
nung 2) hervorbringen würden. Diese Grössen sind es, die ich oben 
als mittlere Entfernung der Pole bezeichnet habe. Hr. Kontrausch 
hat schon bemerkt, dass sie bei den Röhrenmagneten meist 5/, ihrer 
Länge betragen. Ich habe bei den beiden oben erwähnten Magneten 
0.84 und 0.86 gefunden. Es wird bei Anwendung dieser Bezeichnung 
GARY |, „ 2otmısıe) 
ar \ 6a’ 
Sind diese Grössen x und d) bestimmt, so ist die Berechnung der 
Kraft am besten unter der Fietion auszuführen, dass aller Magnetismus 
in den betreffenden beiden Punkten eoneentrirt sei, und macht sich 
dann sehr einfach. 
Wenn das magnetische Moment eines Magneten nach seinem 
absoluten Werthe genau bestimmt ist, und jeden Augenblick genau 
controllirt werden kann: so sind mittels magnetometrischer Methoden 
alle anderen magnetischen Momente und alle Stromintensitäten leicht 
auf jenes eine zurückzuführen. Magnetische Momente ändern sich freilich 
auch; aber bei nicht ganz neu magnetisirten und gut gehärteten Stahl- 
stücken gehen in Wochen und Monaten Veränderungen vor sich, wie 
34* 
