468 Gesammtsitzung vom 12. April. — Mittheilung vom 29. März. 
die Drähte gern etwas aus einander laufen, wodurch also zwei Multi- 
plieatoren entstehen würden. welche gegen einander verschoben sind, 
so gebraucht man die Vorsicht. in regelmässigen Intervallen. d.h. 
nach je einigen hundert Umwindungen. die Drahtrollen. von denen 
man abwindet. in Bezug auf links und rechts auszuwechseln. 
Hr. Dr. Streerker hat so ohne Mühe einen Doppelmultiplicator 
mm 
aus 0.15"" diekem doppelt besponnenen Kupferdraht von zweimal 
3000 Windungen hergestellt. «ler keinen merkliehen Contact zwischen 
beiden Theilen besass und dessen eine Hälfte nur etwa um ",, stärker 
auf die Nadel wirkte als die andere. Rahmen und Nadel sind ange- 
ordnet. wie ich vor kurzem beschrieben habe.! 
Nimmt man sich zu dem Aufwinden Zeit. so kann man die 
Gleichheit noch weiter treiben. Es ist dies aber nicht nöthig, denn 
man kann die Ausgleichung durch den Widerstand vornehmen. Hierin 
zeigt sich ein fernerer Vortheil der Anordnung des Differentialgalvano- 
meters von grossem Widerstande als Nebenschliessung. 
Denn unsere Aufgabe ist, «dass der Doppelmultiplicator keinen 
Ausschlag gebe. wenn die Potentialdifferenz an beiden Paaren von 
Endpuncten gleich gross ist. Um dem Instrument diese Eigenschaft 
zu geben. verzweigeen wir also den Strom einer Säule direct 
durch beide Hälften in entgegengesetztem Sinne und fügen 
der einen Hälfte so viel Widerstand hinzu. dass der Aus- 
schlag Null wird. 
} Streng genommen darf man «die Angaben eines so Jjustirten 
Differentialmultiplicators nur dann als richtig ansehen, wenn die zu 
vergleichenden Widerstände gegen diejenigen der Multiplicatoren ver- 
schwinden. Betragen die letzteren übrigens. wie bei uns. etwa 700 Q. E.. 
so würden bei dem oben genannten Unterschied beider Multiplicator- 
funetionen um ",.. selbst Stücke von je 10 @Q.E. bis auf weniger als 
0.001 Q. E. genau bestimmt werden. 
Im folgenden soll nun noch nachgewiesen werden. wie man die 
Fehler. welche von beliebigen aber kleinen Ungleichheiten der Multi- 
plieatoren herrühren, einfach durch den Versuch selbst eliminitt. 
III. Elimination von Ungleichheiten des Differential- 
ealvanometers. 
Bei jeder Widerstandsvergleichung lassen sich bekanntlich Un- 
gleichheiten der Anordnung dadurch eliminiren. dass man die zu 
vergleichenden Widerstände auswechselt. so wie bei einer Doppelwägung 
“ Wien. Ann. 15 S. 554. 1882. 
