Konrrausen: Vergleichung elektrischer Widerstände. 46%) 
die Gewichte. Die ausgewechselten Widerstände sind gleich, wenn 
die Einstellung des Galvanometers ungeändert bleibt. 
So einfach dieses Verfahren im Prineip ist, bieten sieh «doch 
bei der Ausführung einige Übelstände. Denn da die Umlegung des 
Commutators nieht ohne Zeitverlust, nicht ohne Unterbrechung oder 
einseitige Schlüsse geschehen kann. so handelt es sich thatsächlich 
nicht nur um eine plötzliche Beobachtung. ob keine Änderung ein- 
tritt, sondern man muss zwei Einstellungen beobachten und sehen. 
ob dieselben gleich sind. Das langweilige Pröbiren. welches aus der 
wörtlichen Befolgung dieser Vorschrift entspringt, lässt sich allerdings 
durch ein Interpolationsverfahren vermeiden. Aber es bleibt ein anderer 
Übelstand, nämlich der mit diesen Beobachtungen verbundene längere 
Stromschluss mit seinen Fehlerquellen der Erwärmung. Um diese zu 
vermeiden habe ich deswegen früher kurze Inductionsstösse constanter 
Wirkung im Differentialgalvanometer angewandt.' was aber zu emer 
längeren Beobachtungsreihe und Rechnung führte. 
Es gewährt daher grossen Vortheil, dass die Nullmethode bei- 
behalten werden kann. Die kleinen Ungleichheiten eliminiren sich 
nämlich von selbst, indem wir ja bei unserem Verfahren (S. 466, 467 
Fig.ı und 2) nieht nur die Eintritts- und Austrittspunete des Stromes 
in die beiden Widerstände ze und 7, sondern zugleich ıw und r gegen 
die beiden Galvanometerzweige auswechseln. Einer der beiden Wider- 
stände, etwa r, möge wie oben kleine bekannte Änderungen gestatten. 
Über die Anordnung vergl. No. 4. 
Bleibt dann die Nadel in Ruhe. wenn neben ıc das eine Mal r, das 
andere Mal 7, eingeschaltet ist. so ist wieder” 
I 
== (RE m): 
0) 
" Pose. Annalen 142, S. 418. 1871. 
® Dies ist für sehr kleine Änderungen ohne weiteres klar; um den zulässigen 
Betrag der letzteren zu erkennen, wollen wir den vollständigen Ausdruck ableiten. 
Die beiden Galvanometerzweige (Fig. ı S. 466) mögen den Widerstand W bez. 
W’ = W + 5 haben. Die beiden Galvanometerfunctionen mögen im Verhältnisse 
r:1 + 7 stehen, so dass die Ruhe der Nadel die beiden Stromstärken J und J(1 +) 
anzeigt. «&« 2' seien wieder die zu eliminirenden Übergangswiderstände. 
Dann ist also bei der ersten Verbindung 
(W+aete)J=zw+ Vi; (W985 + 27 EN TH 5) ri —oyi, 
wo L, =Ü — Ju ts) uU. 
}lieraus findet man 
w+Yy Wet Ne 5) 
ne a u SE IE 
ErZUW SFR I Ya Fre 
Nach dem Umschalten wird ebenso erhalten 
o+Y (WrirB+)hite)+y, r 
r+Y% Wtata+y-re 
Sitzungsberichte 1883. 39 
