A474 (Giesammtsitzung vom 12. April. — Mittheilung vom 29. März. 
dem Difterentialgalvanometer mit gewöhnlichen kleinen Klemmen statt- 
fanden. Die Stücke sollen mit I II II bezeichnet werden. Sie wurden 
jedes mit jedem verglichen. Den Strom lieferte ein SurE’sches Element. 
Die Beobachtungen wurden übrigens gerade wie früher angestellt. 
Die Ergebnisse von «drei an verschiedenen Tagen ausgeführten Reihen, 
bei denen alle Verbindungen. nämlich mit dem Commutator. mit dem 
Galvanometer und mit dem Rheostaten. welcher als ausgleichender 
Nebenschluss an dem grösseren von beiden Widerständen diente, ge- 
wechselt worden sind. folgen unten. Die Stücke befanden sich neben 
einander in demselben Luftkasten. hatten also jedesmal gleiche "Tem- 
peratur. 
Das Maass für die Genauigkeit wird aus der Übereinstimmung beider 
Reihen unter einander ersehen. Insofern kleine spontane Änderungen 
der Drähte oder kleine Unterschiede «der Temperatureoefficienten vor- 
handen sein könnten, ist eine noch direetere Probe für die Genauig- 
keit in der Annäherung der Summe der drei Unterschiede an den 
Werth Null gegeben. Beide Proben stellen der Methode ein vorzüg- 
liches Zeugniss aus, denn es wurden gefunden in Millionteln der @. E, 
ı. Beob. 2. Beoh. 3. Beoh. 
3 5 Q.E. 
—]I! aa 20, 17 7200020 07:33 
I N +10.98 +10.89 -+10.86 » 
M—I= -12.17 De 
: - ® Q.E 
Dumme = + 0.01 = ME Ze KOROD, 
Es wurde also von einem Hundertel der Smnexs’schen Queck- 
silbereinheit mit ziemlicher Sicherheit noch «der hunderttausendte Theil 
bestimmt und zwar ohne irgend eine Schwierigkeit und mit den ein- 
fachsten Hülfsmitteln. Grössere Genauiekeiten sind bei Widerstands- 
bestimmungen unmöglich, denn auch unter «den günstigsten Ver- 
hältnissen erreichen die Unsicherheiten der Temperatureintlüsse einen 
solchen Betrag. 
Ausgegeben am 19. April. 
Berlin. gedruckt in der Reichsdruckerei. 
